X,->. Moeller: Mikrophotographische Methoden. 159 



gestört in einem Räume eines «alten Fachwerkhauses machen können, 

 in welchem neben und über demselben sich Auditorien für 50 Hörer 

 befanden, so dass oft recht bedenkliche Erschütterungen entstanden, 

 ohne dem Photographiren im geringsten Eintrag zu thim. Sehr dient 

 hier auch zum Vortheile die verhältnissmässig lange Belichtungszeit, 

 welche durch die Anordnung meines Apparates bedingt wird. Das Mi- 

 kroskop ist für die Aufnahme mit Ocular zu versehen. Indessen sind 

 die gewöhnlichen Oculare hierzu nicht brauchbar, sondern nur die so- 

 genannten orthoskopischen. Habtnack fertigt solche nicht; ich habe 

 deshalb ein von Zeiss construirtes, No. 3 genommen, welches auch in den 

 HAETNACK'schen Tubus passt und für andere Instrumente wohl passend 

 zu machen ist; ich empfehle dasselbe als sehr brauchbar für diese 

 Zwecke. 



Als letztes Erforderniss ist eine Beleuchtungsquelle zu nennen, da 

 auf das Entschiedenste bei Anfertigung von Mikrophotogrammen eine 

 stets gleichmässige Beleuchtung sich empfiehlt, und man desshalb all- 

 gemein zu künstlicher Beleuchtung seine Zuflucht genommen hat. Am 

 nächsten liegt es, eine hell brennende Petroleumlampe zu nehmen, wie 

 solche auch von Schultz-Hexcke l empfohlen wird ; und habe ich selbst 

 mit der kleinen LiAssAit'schen Mikroskopirlampe, allerdings bei wesent- 

 lich verlängerter Expositionszeit gute Bilder erhalten. Seit einem halben 

 Jahre wende ich ausschliesslich das v. AuEn'sche Gas - Glühlicht an, 

 welches auch schon zum Mikroskopiren in dieser Zeitschrift - empfohlen 

 wurde, und das für die Anfertigung von Mikrophotogrammen ausser- 

 ordentlich brauchbar ist. Ich stelle die Lampe möglichst nahe, 20 bis 

 25 cm vor dem Spiegel auf und zwar immer ohne Zwischenschaltung 

 weiterer Linsen. Dementsprechend findet die Beleuchtung des Objectes 

 im durchfallenden Lichte statt, wodurch die sehr umständlichen Vor- 

 bereitungen zur Einstellung des Objectes im Beleuchtungscentrum in 

 Wegfall kommen. Der von Neuhauss gegen die Verwendung durch- 

 fallenden Lichtes geltend gemachte Nachtheil, dass Schatten und farbige 

 Säume entständen, ist weder von mir jemals bemerkt worden, noch, 

 wie ich auf Befragen erfuhr, von Anderen , welche gleichfalls durch- 

 fallendes Licht verwandten. Die Benutzung des Beleuchtungsapparates 

 ist dabei ebeuso möglich wie die schiefe Beleuchtung durch Hohlspiegel 

 ohne jenen. 



Dagegen erfordert eine andere Fehlerquelle, die Focusdifferenz, 

 d. h. der Unterschied in der Brechbarkeit der leuchtenden und chemisch- 



') Cfr. Schrutz-Hekcke, 1. c. p. 45 f. 

 2 ) Diese Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 35. 



