160 Moe 11 er : Mikrophotographische Methoden. V. 2. ' 



wirksamen Strahlen, welcher ein räumliches Auseinanderfallen des sicht- 

 baren und des photographischen Bildes bewirkt, unter allen Umständen 

 Berücksichtigung und Abhülfe, wenn man nicht häufiges Misslingen der 

 Bilder befürchten will. Die Focusdifferenz ist für die Linsen der ver- 

 schiedenen Werkstätten verschieden gross. Bei Immersionslinsen ist 

 sie, wenn überhaupt vorhanden, so gering, dass sie vernachlässigt 

 werden kann; die stärker vergrössernden Trockensysteme verhalten 

 sich verschieden, die schwächeren zeigen sie ohne Ausnahme und ver- 

 langen entsprechende Abhülfe. Diese wird am einfachsten bewirkt, 

 indem man mit monochromatischem, blauen Lichte beleuchtet. Ich fülle 

 zu dem Zwecke einfach ein kleines Kochkölbchen mit der betreffenden 

 Flüssigkeit, und stelle es zwischen Lampe und Spiegel. Als geeignete 

 Lösung wurde dazu bisher in der Regel Kupferoxydammoniak benutzt, 

 welches sich aber auf die Dauer schlecht hält. Jesekich l empfiehlt auf 

 Grund spectroskopischer Untersuchung die FEHLiNG'sche Lösung. Ich 

 habe gewöhnlich die blaue Kupferoxydhydratlösung benutzt, welche 

 man beim Zusammenmischen von gleichen Volumtheilen Natronlauge 

 und kalt gesättigter Kupfervitriollösung unter Zusatz einiger Tropfen 

 Glycerin erhält. Es empfiehlt sich, die Lösungen immer so concentrirt 

 anzuwenden, dass das durchfallende blaue Licht noch eben an Helligkeit 

 genügt zur Einstellung des Bildes ; man hat dann niemals einen Fehler 

 durch Focusdifferenz zu fürchten. Auf letztere prüft man die Systeme 

 am einfachsten, indem man zunächst im weissen Lichte ein Object 

 scharf einstellt und dann nach Einschaltung der blauen Flüssigkeit sich 

 überzeugt, ob eine Aenderung der Einstellung zur Erreichung eines 

 scharfen Bildes im blauen Lichte nöthig ist. Es lässt sich auf die Weise 

 auch die nöthige Concentration der blauen Flüssigkeit bestimmen, doch 

 hält man am besten zwei oder drei verschieden starke Lösungen vorräthig. 

 Die Einstellung des Bildes in der Camera erfolgt nach Oeffnung 

 beider Cassettenschieber auf einer gewöhnlichen Glasplatte, welche in 

 die Cassette gelegt wird. Um ein Ueberkippen der Camera nach der 

 Seite, wohin die Schieber stehen , zu verhindern , lege ich als Gegen- 

 gewicht auf den entgegengesetzten Rand der Camera ein 50 g-Gewicht. 

 Da das auf der Unterseite der Glasplatte entstehende Bild nur sehr 

 lichtschwach ist, so bedarf es zur scharfen Einstellung einer Lupe, als 

 welche ich die gewöhnliche in einem dreibeinigen Messingstative ver- 

 schraubbare benutze. Die Lupe ist auf die Unterseite der Glasplatte 

 einzustellen entweder mittels eines auf der Unterseite der letzteren ein- 



') Jesekich, 1. c. p. 127. 



