V,2. 



M o e 1 1 e r : Mikrophotographische Methoden. 



161 



geritzten Kreuzes oder besser mit einem unter die Platte gelegten Holz- 

 querschnitt oder einem ähnlichen Objecte. Die Einstellung selbst ge- 

 schieht mit der bequem zu erreichenden Mikrometerschraube. Auch 

 Veränderungen der Spiegelstellung lassen sich noch bequem während 

 der Einstellung des Bildes ausführen. Bei der letzteren ist zu berück- 

 sichtigen, dass die Feder der Mikrometerschraube noch einige Zeit nach 



der Drehung sich dehnen kann und damit wieder die Lage des Bildes 

 etwas verändern ; und es ist deshalb die Einstellung wenigstens bei sehr 

 starken Vergrösserungen durch Immersionslinsen noch einmal oder zwei- 

 mal nach Verlauf einer Minute zu controlliren, beziehungsweise zu be- 

 richtigen. Während der Einstellung hat die Mikrometerschraube die 

 Maximalbelastung zu tragen, nämlich Camera mit Cassette und Platte, 

 Gewichtstück und Lupe, zusammen 575 g, eine so geringe Belastung, 

 dass sie in keinerweise schädlich auf die Mikrometerschraube wirken 

 kann. In der Anordnung während der Einstellung des Bildes zeigt 

 nebenstehender Holzschnitt den Apparat. 



Zeitsckr. f. wiss. Mikroskopie. V, 2. 



