V,2. Moeller: Mikrophotographische Metboden. 163 



Es mag zur kurzen Recapitulation des Verfahrens der Verlauf einer 

 mikrophotographischen Aufnahme in ihren einzelnen Phasen aufgezählt 

 werden, wie sie bei meiner Methode vor sich geht, wobei vorweg zu 

 bemerken ist, dass ich die Aufnahme wegen Mangel einer Gasleitung 

 nicht in meiner Wohnung, wo ich mikroskopire , sondern in meinem 

 Laboratorium mache, in welchem zu dem Zwecke ein Stativ mit dem 

 orthoskopischen Ocular und der Gas-Glühlampe davor in der Regel auf- 

 gestellt ist, und ich im Nebenzimmer die Dunkelkammer behufs Ent- 

 wicklung der Platten zur Verfügung habe. 



1) Ich zünde die Gas-Glühlampe an und schliesse die Fensterladen. 



2) Ich schraube das betreuende Objectiv ein, schalte beziehungs- 

 weise die blaue Flüssigkeit ein, lege das Präparat unter und stelle ein. 



3) Ich nehme die Camera mit Cassette und Glasplatte, ziehe die 

 Schieber aus, lege das Gewichtstück auf, setze dieselbe auf das Ocular, 

 stelle die Lupe auf die Glasplatte, und drehe die Mikrometerschraube 

 bis zur richtigen Einstellung des Bildes. 



4) Nach einer bis zwei Minuten überzeuge ich mich von der rich- 

 tigen Einstellung , nehme die Lupe ab , die Camera vom Stative , die 

 Glasplatte aus der Cassette und die Cassette aus der Camera. 



5) In die Cassette wird jetzt im Dunkelzimmer die Trockenplatte 

 eingelegt, die Schieber geschlossen, die Cassette in die Camera ge- 

 schoben, und letztere wieder auf das Mikroskop gestellt. 



G) Am Instrument wird jetzt eine Pappscheibe auf den Objecttisch 

 vor das Präparat zum Schutze gegen directe Beleuchtung gestellt, eine 

 zweite vor den Spiegel. 



7) Der untere Cassettenschieber wird geöffnet und die Pappscheibe 

 vor dem Spiegel entfernt. 



Von jetzt ab beginnt die Bildentstehung und bedarf bis zur Voll- 

 endung, also unter Umständen mehrere Stunden, keiner Berücksichtigung. 

 Nach Verlauf der nöthigen Zeit wird zunächst wieder der Lichtzutritt 

 zum Spiegel durch die Pappscheibe aufgehoben, der Schieber geschlossen 

 und die Camera abgenommen. In der Dunkelkammer wird dann die 

 der Cassette entnommene Platte entwickelt. Nur im Falle das Bild 

 nicht gut gerathen ist, wäre es nachher noch nöthig, sich wiederum von 

 der unveränderten Einstellung auf der Platte in der Camera zu über- 

 zeugen, um die Ursache der misslungeneu Aufnahme zu entdecken ; und 

 ich kann nicht umhin anzuführen, dass mir nicht einmal Fehler der 

 Einstellung Fehler des Bildes verursachten. 



Soviel wäre von der einen mikrophotographischen Methode mitzu- 



theilen; bevor ich zur Beschreibung der anderen übergehe, sei es mir 



11* 



