V, 2. Kleinere Mittheilungen. 197 



oder Salonmikroskope" mit ihrer oft schauderhaften sphärischen und 

 chromatischen Aberration sind zwar bequem zu transportiren , leisten 

 aber dafür auch nichts Ordentliches. Das einzige mir bekannte brauch- 

 bare Instrument ist das kleine Taschenmikroskop von Zeiss, der soge- 

 nannte Algensucher. Aber das Einstellen des Objectes kostet hier ein- 

 mal ziemlich viel Zeit, auf Algenexcursionen ein kostbares Gut , und 

 dann gestattet seine Construction nur einen sehr kleinen Flüssigkeits- 

 tropfen zu beobachten. Ist also eine interessante kleine Alge nicht be- 

 sonders reichlich vorhanden, so wird man sie trotz Algensucher leicht 

 übersehen können, weil gerade das wichtigste, die rasche Durch- 

 musterung eines oder einiger grösserer Wassertropfen durch die 

 Construction des einfachen Instrumentchens völlig ausgeschlossen ist. 



Diese hier erwähnten Missstände und das Bedürfniss, der Mangel- 

 haftigkeit unserer Sinne am rechten Orte zu Hilfe zu kommen , legten 

 mir vor drei Jahren die Frage nahe, ob es denn nicht möglich sei, die 

 Vorzüge eines guten Mikroskops einem leicht und bequem zu transpor- 

 tirenden Instrumente zu verleihen. Einiges Nachdenken führte mich 

 rasch zu einer äusserst einfachen Lösung des Problems, dem reinen Ei 

 des Columbus. Ich Hess mir dann ein derartiges Instrument, wie ich 

 es für praktisch und brauchbar hielt, nach meinen Angaben und Zeich- 

 nungen in der rühmlichst bekannten Werkstätte von R. Winkel in 

 Göttingen anfertigen, doch wollte ich, ehe ich die Welt damit beglückte, 

 vorsichtshalber erst sehen, ob das Ding nicht nur theoretisch sondern 

 auch in Wirklichkeit praktisch sei. Dies glaube ich jetzt zur Genüge 

 erprobt zu haben, und will darum auch nicht länger säumen , mein 

 Excursionsmikroskop an dieser Stelle kurz zu beschreiben. Möge es 

 wohlwollend aufgenommen und, was mir die Hauptsache ist, auch von 

 anderen Leuten als praktisch erfunden werden. 



Ein gewöhnliches Mikroskop kann man , wie gesagt , nicht auf 

 grössere Exemtionen mitschleppen, weil es zu schwer ist. Sein statt- 

 liches Gewicht wird bekanntlich hauptsächlich durch den Tisch, die 

 Säule und namentlich durch den Fuss bedingt. Darum Hess ich mein 

 Instrument so compendiös, als sich nur irgend mit einer soliden Con- 

 struction vertrug, anfertigen, der Tisch wurde möglichst klein gemacht 

 (52 : 52 mm) und der Haupt-Ballast, die Säule und der Fuss, kamen 

 ganz in Wegfall und wurden durch einen gewöhnlichen kräftigen 

 Spazierstock mit spitzer Eisenzwinge ersetzt, der ausserdem eine relativ 

 bequeme Aufstellung des Mikroskops ermöglicht, denn nicht Jedermanns 

 Geschmack ist es, sich an Algenlocalitäten platt auf die Erde zum 

 Mikroskopiren niederzulegen. 



