198 



Kleinere Mittheilungen. 



V,2. 



Das Instrument ist des bequemeren Transportes halber zum Aus- 

 einandernehmen eingerichtet und besteht aus 3 Theilen : dem Stock mit 

 eingelassenem und festgeschraubtem Metallstab (Figur 2) zur Aufnahme 

 der beiden Haupttheile : der Hülse mit dem Tubus und des Tisches mit 

 dem Spiegel. Diese Theile nebst Objectiv und Ocular hat Herr Winkel 

 sehr sinnreich , wie nebenstehende Figur 1 veranschaulicht , in einem 

 kleinen Kästchen von nur 12 cm Länge und 6 cm Breite und Tiefe 

 (lichte Weite) untergebracht. Dieses Kästchen kann man entweder in 

 die Tasche stecken, oder, was ich vorziehe, in einem soliden Leder- 

 futteral wie ein Opernglas am Riemen über der Schulter tragen. 



II 



@ 



1. 



2. 



Der 115 mm lange Tubus (Figur 3) ist nur für Verschiebung aus 

 freier Hand eingerichtet , was für die auf Exemtionen zur Anwendung 

 kommenden Systeme völlig genügt ; doch würde ich, falls sich der Preis 

 dadurch nicht zu sehr erhöht, der bequemeren Handhabung halber Be- 

 wegung durch Zahn und Trieb vorziehen. Eine Mikrometerschraube 

 ist nicht vorhanden und auch nicht nöthig, da es sich ja höchstens um 

 das sichere Erkennen der Species handelt. 



Der Tubus steckt in einer 46 mm langen Hülse, die ihrerseits mit 

 kurzem Arm an einer 19 mm breiten und 60 mm langen Messingschiene 

 befestigt ist, welche bis zur Höhe des Tisches reicht. Durch diese 

 Schiene geht, mit todtem Gang in der Schiene selbst, eine breitköpfige 

 Schraube, durch welche die Hülse an dem in den Stock eingelassenen 

 Metallstab festgeschraubt wird. Ober- und unterhalb dieser Schraube 

 greifen je ein Zapfen in entsprechende Löcher des Stabes ein, um die 

 Hülse fest zu stellen. Ebenso ist der zweite Haupttheil, der Tisch mit 

 dem Spiegel an dem eingelassenen Metallstabe befestigt. Der Spiegel 



