212 Referate und Besprechungen. V, 2. 



Stativen, die nicht zugleich auch Objective verfertigen, auf diese Weise 

 in den Stand gesetzt werden, Tuben herzustellen, die für die Objective 

 jedes Optikers passten. Die Fassungen der Objective von verschiedenen 

 Optikern sind nun einmal verschieden lang und vergrössern oder ver- 

 mindern daher caeteris paribus die wahre optische Tubuslänge. Wenn 

 aber die Länge des Stativtubus ein für allemal gegeben ist, so ist der 

 Optiker in der Lage, dieser und der Länge seiner Objectivfassung 

 Rechnung zu tragen und die Correction des Objectivs dementsprechend 

 zu bewirken. 



Der Vortheil einer solchen Uniformität würde, wie Gage bemerkt, 

 noch mehr hervortreten, wenn die Oculare allgemein „parfocal", wie er 

 es nennt, gemacht würden, d. h. nach dem Vorgange von Zeiss „die 

 Fassungen in der Art regulirt werden, dass der untere Brennpunkt 

 sämmtlicher Nummern beim Einsetzen derselben in den Tubus des 

 Mikroskops in dasselbe Niveau zu liegen kommt, das Wechseln der 

 Oculare daher keine Veränderung der Einstellung erforderlich macht 

 und die „optische Tubuslänge", welche das maassgebende Element für 

 die Vergrösserung ist, eine constante Grösse behält". (Katalog über 

 die Apochromat-Objective und Compensations-Ocnlare von Zeiss p. 8.) 



IL Der zweite Gegenstand , auf den der Verf. die Aufmerksamkeit 

 der Mikroskopiker richtet, ist die Deckglasdicke, für welche Objective 

 in fester Fassung corrigirt sind. Die Dicke des Deckglases ist, ebenso 

 wie die Tubuslänge [namentlich für Trockensysteme von grosser Apertur 

 Ref.] von erheblichem Einfluss auf die Vollkommenheit des Bildes. Da 

 nun fast ausnahmslos Objecte, behufs mikroskopischer Untersuchung, 

 bedeckt zu werden pflegen, so treten hier dieselben Uebelstände auf, wie 

 sie die Verschiedenheit der Tubuslänge verschiedener Optiker herbei- 

 führt. Bei Objectiven, die mit Correctionsfassung versehen sind, kann 

 man der verschiedenen Dicke des benutzten Deckglases noch einiger- 

 maassen Rechnung tragen. [Bei Objectiven in fester Fassung vermag 

 man innerhalb gewisser Grenzen dasselbe durch Veränderung der Tubus- 

 länge, da Tubuslänge und Deckglasdecke optisch in nahem Zusammen- 

 hange mit einander stehen; doch bleibt dies immer ein Nothbehelf. Ref.]. 

 Für den Gebrauch eines starken Trockensystems in fester Fassung muss 

 daher der Mikroskopiker sich Deckgläser von derjenigen Dicke aus- 

 suchen, für welche sein Objectiv die beste Correction besitzt. Wie ver- 

 schieden aber die Deckglasdicken sind, für welche die bekannteren 

 Optiker ihre Objective zu corrigiren pflegen, zeigt die Tabelle, welche 

 der Verf. ebenso wie die auf die Tubuslänge bezügliche durch directe An- 

 frage bei den Fabrikanten erhielt (s. oben p. 210). [Dem Ref. ist auf- 



