220 Referate und Besprechungen. V, 2. 



platten, von denen die eine mattgeschliffen, für oberflächliche Orientirung 

 über das Bild, die andere, durchsichtig und auf der Mikroskopseite mit 

 Diamantstrichkreuz versehen, für feine Einstellung des Bildes mittels 

 focussirter Stelllupe dient, vervollständigen die Einrichtung. Eine be- 

 sondere Cassette dient dazu, behufs Eruirung der besten Expositionszeit 

 eine grössere Anzahl von Aufnahmen neben einander auf einer einzigen 

 Platte auszuführen. 



lieber Wahl des Raumes, Aufstellung des Heliostaten und Standort 

 des mikrophotographischen Apparates im Laboratorium giebt Zeiss sehr 

 beherzigenswerthe Rathschläge. — Von allen bisher construirten Objec- 

 tiven leisten die neuen Apochromate von Zeiss für mikrophotographische 

 Arbeiten bei weitem das Beste. Sie sind frei von Farbenresten des 

 secundären Spectrums und in Folge dessen frei von Focusdifferenz. 



Für die Beleuchtung des Objects stellt der Verf. folgende 

 Normen auf: Für schwache Vergrösserungen ist künstliches Licht voll- 

 kommen ausreichend, und zwar genügt eine weissbrennende Gas- oder 

 Petroleumlampe. Für sehr starke Vergrösserungen wären elektrisches 

 Bogenlicht und Magnesiumlicht wegen ihrer hohen aktinischen Wirkung 

 gut zu verwenden , wenn sie direct , d. h. ohne matte Scheibe benutzt 

 werden könnten. Leider ist dies nach den Erfahrungen von Zeiss nicht 

 gut thunlich , weil der weissglühende Theil der Kohlenspitzen sowohl 

 als des Magnesium drahtes nie ruhig auf einem Punkte verharrt. Beide 

 Lichtquellen bleiben daher besser von der Verwendung bei Aufnahmen 

 mit sehr starken Vergrösserungen ausgeschlossen , sind dafür aber vor- 

 trefflich mit matter Scheibe für mittlere Vergrösserungen brauchbar. 

 Für stärkste Vergrösserungen bleibt demnach ausschliesslich directes 

 Sonnenlicht. Die Erfahrungen führten zu der Ueberzeugung, dass man 

 zu den besten Resultaten kommt, wenn man das Bild der Lichtquelle 

 möglichst scharf in die Objectebene projicirt, was durch ein Linsen- 

 system zu geschehen hat, welches an Stelle des zu diesem Zwecke nicht 

 vollkommen geeigneten ABBE'schen Beleuchtungsapparates eingesetzt 

 wird. Die Construction eines derartigen Systems bereitete grosse 

 Schwierigkeiten; bei Herstellung desselben waren folgende drei Punkte 

 maassgebend : I. Ein rationell eingerichteter Beleuchtungsapparat muss 

 einerseits einen Beleuchtungskegel von grosser Apertur, wenigstens bis 

 zu I/O, zur Verfügung stellen, anderseits aber auch die Möglichkeit 

 gewähren, die Apertur auf einfache und sichere Weise beliebig einzu- 

 schränken. Die Abstufung des Beleuchtungskegels geschieht am voll- 

 kommensten mit Hilfe einer Irisblendung am Condensorsystem. Am 

 achromatischen Condensor ist diese Irisblendung aus optischen Gründen 



