V, 2. Referate und Besprechungen. 221 



innerhalb des Condensorsystems angebracht. II. Das Beleuchtungs- 

 system muss frei sein von sphärischer und chromatischer Abweichung. 

 III. Dasselbe muss eine so grosse Brennweite besitzen , dass es ein 

 Sonnenbild projicirt, welches nahezu das Gesichtsfeld des Apochromat 

 4 mm, - 95 numerische Apertur ausfüllt l . — 



Nach diesen allgemeinere Betrachtungen über Beleuchtung geht 

 der Verf. dazu über, das specielle Verfahren bei der Aufnahme eines 

 bestimmten Präparates zu beschreiben. Es wird die Reihenfolge der 

 verschiedenen Operationen bei Anwendung von Sonnenlicht und von 

 künstlichem Licht eingehend erläutert. 



Benutzung des directen Lichtes kann unter Umständen unvortheil- 

 haft werden : bei Sonnenlicht hauptsächlich dann, wenn bei Anwendung 

 schwacher Systeme das in die Objectebene projicirte Sonnenbildchen, 

 welches nur das Gesichtsfeld starker Systeme deckt , zu klein ist , um 

 das zu photographirende Object gleichmässig zu beleuchten; bei künst- 

 lichem Licht dann, wenn wie beim Magnesiumlicht und elektrischen 

 Bogenlicht der leuchtende Punkt sehr wenig constant ist. In diesen 

 Fällen schaltet man zwischen Lichtquelle und Mikroskop eine matte 

 Scheibe ein, die nun nach dem Objecte zu ein diffuses, immer noch 

 sehr intensives Licht ausstrahlt, und so ihrerseits als Lichtquelle dient. 

 Durch Ausstattung des Blendenständers mit verschieden grossen Blen- 

 dungen kann man die Grösse der so erzeugten Lichtquelle variiren und 

 derartig reguliren, dass die in der Objectebene von ihr entworfene Ab- 

 bildung gerade das Gesichtsfeld des zur Aufnahme dienenden Objectivs 

 ausfüllt. 



Für Aufnahme von Bildern grösserer mikroskopischer Objecte 

 unter sehr schwacher Vergrösserung (10 bis 15 linear) construirte Zeiss 

 neuerdings ein Objectiv von 75 mm Brennweite, das eine besondere 

 Anordnung der Beleuchtung erfordert. Das Nähere hierüber findet sich 

 im „Katalog" auf p. 27 etc. 



Die Auflösung der schwierigsten Testobjecte (Amphipleura pellu- 

 cida etc.) bei schiefem Licht mit den Oel-Immersionen von 1*40 numeri- 

 scher Apertur führte zur Construction eines neuen Condensorsystems 



») Leider können wir aus Raummangel die Erwägungen, welche Zeiss zu 

 diesen Resultaten führten, nicht ausführlich wiedergeben. Die kurzen Aus- 

 einandersetzungen auf p. 12 — 19 des „Kataloges" enthalten für den Mikro- 

 photographen den Stein der Weisen und zählen mit zu dem Bedeutsamsten, 

 was auf diesem Gebiete geschrieben wurde. Hunderte werden beim Lesen 

 dieses Abschnittes einsehen, weshalb es ihnen mit ihren mangelhaften Instru- 

 menten niemals gelingen konnte, scharfe, fehlerfreie Bilder zu erhalten. 



