226 Referate und Besprechungen. V, 2. 



Aus den Untersuchungen von Martens geht hervor, dass richtige 

 Bilder von der Mikrostructur des Eisens dadurch erhalten werden, dass 

 man ein vollständig ehenes, schwach geätztes Eisen bei höherer Tem- 

 peratur farbig anlaufen lässt und unter dem Mikroskop betrachtet. Im 

 Anschluss hieran fand Wedding, dass die Details der Mikrostructur in 

 viel höherem Maasse sichtbar werden, wenn man die angelaufene polirte 

 Eisenfläche schräg gegen die Achse des Mikroskops neigt. Es muss 

 also auch eine mikrophotographische Aufnahme bei Schrägstellung der 

 Eisenfläche gegen die Achse des Mikroskops alle Einzelheiten des Bildes 

 viel deutlicher zeigen, als dies bei der bisherigen rechtwinkligen Lage 

 des Objects zur Achse des Mikroskops der Fall ist. Die für mikro- 

 photographische Zwecke dieser Art von Schmidt und Haensch gefertigte 

 Camera ist eine gut gearbeitete Balg-Camera mit einem Auszug bis auf 

 1 m Länge. Das dazu gehörige Mikroskop besitzt eine schwache Ver- 

 grösserung, welche gestattet, ein Gesichtsfeld von etwa 16 Quadrat- 

 millimetern photographisch aufzunehmen. Für die Aufnahmen der be- 

 nachbarten Partieen des Objects sind am Objectisch zwei zu einander 

 rechtwinklige, mit Theilung versehene Verschiebungen angebracht, 

 welche ermöglichen, nach und nach alle Theile des Gesammtbildes ins 

 Gesichtsfeld zu bringen. Durch eine mechanische Vorrichtung kann 

 der Objecttisch schräg gegen die optische Achse des Mikroskops ge- 

 stellt werden. Es ist erklärlich, dass bei Schrägstellung des Objectes 

 in der Photographie nur eine einzige, quer über das Gesichtsfeld 

 gehende Linie scharf wird, dass dagegen alle näheren und entfernteren 

 Partieen der Eisenfläche im Bilde verschwommen bleiben. Um nun 

 Objecttisch und Object rechtwinklig zur Achse des Mikroskops zu lassen 

 und trotzdem das Object unter schräg auffallendem reflectirten Lichte 

 beobachten und photographiren zu können , verfahren Schmidt und 

 Haensch folgendermaassen : Zwischen Object und Objectiv wird eine 

 planparallele, unter einem Winkel von 45 ° zur Achse des Mikroskops 

 geneigte Glasplatte angebracht. Durch dieselbe sieht man hindurch 

 wenn man im Mikroskop das Object betrachtet. Die Beleuchtung ge- 

 schieht derart, dass man von der Seite her auf die dem Object zuge- 

 kehrte Fläche der Glasplatte sehr intensives Licht (Sonnenlicht, elek- 

 trisches oder Zirkonlicht) dirigirt, welches zum Theil durch die Glas- 

 platte hindurchpassirt, zum Theil jedoch auf das Object reflectirt wird. 

 Bei dieser Anordnung der Beleuchtung erscheint die Eisenfläche in den 

 charakteristischen Anlauffarben. Die Projection auf die matte Scheibe 

 der photographischen Camera vollzieht sich genau in gleicher Weise, 

 wie bei jeder anderen mikrophotographischen Aufnahme. 



