246 Referate und Besprechungen. V, 2. 



berigen Verfahren, wie Verf. ausführt, nicht gehörig Genüge geleistet 

 worden ist. Der Apparat besteht aus einem rechtwinkligen Glas- 

 kasten, welcher durch zwei, an den Schmalseiten des Kastens befestigte, 

 durch Charniere bewegliche Glasplatten verschlossen resp. gelüftet werden 

 kann. Zwischen den inneren Rändern der beiden Glasdeckel bleibt ein 

 kleiner Zwischenraum ausgespart, in welchem ein in der Mitte durch- 

 bohrtes mit zwei zur Aufnahme der Spitze der Pipette (s. später) be- 

 stimmten elastischen Metallzüngchen armirtes Verschlussplättchen ein- 

 gefügt ist. Am Boden des Glaskastens befindet sich eine Kupferplatte 

 zur Aufnahme der quadratirten mit erstarrter Gelatine bedeckten Zähl- 

 platte. Die Kupferplatte ist an ihrer unteren Fläche mit einer Zahn- 

 stange montirt, welche mit einem Triebrad in Verbindung steht, das 

 seinerseits durch einen an der vorderen Breitseite des Kastens befind- 

 lichen Knopf in Bewegung gesetzt wird. Mit Hilfe dieser Vorrichtung 

 kann die Kupferplatte über den Boden des Glaskastens hin- und her- 

 geführt werden. Zur Entnahme des zu untersuchenden Wassers dient 

 eine graduirte Pipette, deren Herstellung und Gebrauchsanweisung im 

 Original eingesehen werden muss. Zur Aufnahme der Pipette ist an 

 dem Apparat ein aus zwei rechtwinklig verbundenen Stangen be- 

 stehendes Stativ angebracht, dessen perpendiculärer Schenkel durch 

 eine Zahnstange nebst Zahnrad derart in Bewegung gesetzt werden 

 kann, dass die Pipette in sagittaler Richtung über die gelatinirte Zähl- 

 platte hin dislocirt wird. Vor der Benutzung des Apparats sterilisirt 

 man denselben entweder im Wärmeschrank oder man streicht, was ge- 

 nügend ist, die Innenfläche der Wandungen des Kastens mit Glycerin- 

 Sublimat oder mit einfacher Sublimatlösung aus und lässt ihn einen 

 Augenblick im geschlossenen Zustand stehen : die in der Luft des Innen- 

 raums suspendirten Keime werden dann nicht säumen, sich an den 

 Wandungen niederzuschlagen. Dann öffnet man, unter den nöthigen 

 Vorsichtsmaassregeln, den Kasten, um die gelatinirte Zählplatte zu 

 postiren, nachdem man zuvor die Kupferplatte durch die Zahnstange ganz 

 nach links hin getrieben hat. Dann führt man die Spitze der, zuvor in der 

 Flamme sterilisirten und mit der Wasserprobe gefüllten Pipette, nach vor- 

 sichtigem HinundherbeAvegen des Inhalts durch die feine Oeffnung des 

 oben erwähnten Verschlussplättchens in das Innere des Kastens hinein, 

 wobei die Spitze der Pipette gerade über die Mitte des ersten Quadrats 

 der Zählplatte zu stehen kommt. Nun fällt ein Tropfen des Wassers 

 aus der Pipette auf die genannte Stelle, und ehe der zweite Tropfen 

 fällt, hat man Zeit, die gelatinirte Platte soweit nach rechts zu dis- 

 lociren, dass der zweite Tropfen genau auf die Mitte des zweiten Qua- 



