V, 2. Referate und Besprechungen. 21 \ 



bringen kann. Endlich befindet sich auf der Peripherie des Trommel- 

 cylinders ein entsprechender Nonius. 



Uebersteigt die Grösse der zu messenden mikroskopischen Gegen- 

 stände nicht den Werth von 10 Theilstrichen, so wird die Messung in 

 der Weise ausgeführt, dass man zuerst durch entsprechende Drehung 

 des oberen Theiles des Oculars und der Trommelschrauben die lange 

 Kathete der Scala zur genauen Berührung mit einem Rande des Gegen- 

 standes bringt, alsdann wird die Scala durch die Drehung der zu der 

 langen Kathete parallelen Schraube so weit vorgeschoben, bis ihre 

 Hypotenuse das Object in dem diametral entgegengesetzten Punkte be- 

 rührt. Es wird also der durch den Berührungspunkt der Hypotenuse 

 mit dem zweiten Ende des Objects gehende Theilstrich die Länge des 

 Objectes direct angeben. Diese Art der Messung, welche der Verf. als 

 „Einkeilung" bezeichnet, ist auf jedem beliebigen Punkt des Gesichts- 

 feldes ausführbar. Sobald jedoch der Durchmesser des Objectes die 

 Grösse von 10 Theilstrichen übersteigt, hat man durch entsprechende 

 Drehung am oberen Theile des Oculars und an den Trommelschrauben 

 die lange Kathete zur Coi'ncidenz mit demselben zu bringen, um dessen 

 Länge direct abzulesen. Der Verf. hebt ausdrücklich hervor, dass man 

 sich für jedes Objectivsystem eine Werthtabeile der Scalatheilung selbst 

 herstellen muss, da die von den Optikern beigegebenen Tabellen meist 

 unzuverlässig sind und setzt die Methode zur Ausführung dieser Ope- 

 ration auseinander. Hierauf wird dargelegt, auf welche Weise sich mit 

 Hilfe dieses Instruments die Flächencoordinateii X und Y eines Punktes 

 im Räume leicht und einfach bestimmen lassen und dann zur Messung 

 der .Z-Coordinate übergegangen, welche durch die Mikrometerschraube 

 des Mikroskops ausgeführt wird. Auch diese Operation würde bei einem 

 gut gearbeiteten Instrumente keine Schwierigkeit verursachen , wenn 

 nicht der Brechungsexponent des zu untersuchenden Krystalls in Rech- 

 nung gezogen werden müsste. Wird das Object und das Linsensystem 

 in demselben Medium eingetaucht, so entspricht der direct gefundene 

 Werth der Z-Coordinate der Wahrheit. In jedem anderen Falle muss 

 man den direct gefundenen Werth mit dem Verhältniss der Bereclmungs- 

 indices der Medien multipliciren. 



Nachdem die Coordinaten von sechs Punkten auf die beschriebene 

 Weise ausgemessen worden sind, werden dieselben in die folgenden 

 Gleichungen eingesetzt: 



