290 Engelmann: Das Mikrospectrometer. V, 3. 



sehen Versuchen über Chemotaxis, dann zeigt sich, dass wir fast überall 

 noch auf rein qualitative Untersuchung beschränkt sind. 



Das auf den folgenden Seiten zu beschreibende Instrument ist zur 

 quantitativen Analyse der Farbe mikroskopisch kleiner Gegenstände be- 

 stimmt. Ursprünglich erfunden und bisher hauptsächlich gebraucht zur 

 quantitativen Bestimmung der Absorption verschiedenfarbigen Lichts 

 durch lebende chromophyllhaltende Pflanzenzellen *, ist der Apparat zur 

 quantitativen Mikrospectralanalyse in ihrem ganzen Umfang brauchbar, 

 und kann er auch bei den meisten makrospectrometrischen Unter- 

 suchungen mit Nutzen an Stelle der gebräuchlichen grossen Apparate 

 benutzt werden. Eine kurze Skizze seiner Einrichtung und Anwendung 

 habe ich schon vor einigen Jahren gegeben 2 . Die damals versprochene, 

 von den zum genauen Verständniss erforderlichen Zeichnungen begleitete 

 ausführlichere Beschreibung folgt hier. 



Das Princip des Apparats ist wesentlich das des ViERORDT'schen 

 Spectrophotometers. Die Messung erfolgt also in der Weise, dass man 

 durch Aenderung der Spaltweite die Helligkeit eines Vergleichsspectrums 

 nacheinander an den verschiedenen Stellen des Spectrums der Helligkeit 

 der entsprechenden Stellen des Objectspectrums gleich macht, welches 

 letztere bei constanter Spaltweite beobachtet wird. Da, bei gleichmässiger 

 Beleuchtung eines Spalts in seiner ganzen Ausdehnung, die durchgelasseue 

 Lichtmenge der Spaltweite direct proportional ist, folgt aus dem be- 

 kannten Verhältniss der Spaltweiten, bei dem gleiche Helligkeit beider 

 Spectra besteht, unmittelbar das Verhältniss der Lichtstärken beider 

 Spectren an den verglichenen Stellen. 



Der Apparat, welcher beim Gebrauch an Stelle des Oculars in den 

 Mikroskoptubus kommt, ist auf beistehendem Holzschnitte in halber 

 Grösse abgebildet. Er bestellt aus zwei Stücken, deren Einrichtung aus 

 den Durchschnittszeichnungen Tafel I. Figur 1 und 2, ersichtlich ist. 



1. Das Unterstück (Figur 1) enthält den doppelten Spaltmecha- 

 nismus und die Vorrichtung zum Erhalten eines Spectrums von einer 

 seitlich vom Mikroskop befindlichen Lichtquelle, deren Licht man mit 

 dem des farbigen Objects quantitativ zu vergleichen wünscht. Das 

 Oberstück (Figur 2) ist das eigentliche Spectroskop. 



') Onderzoek. ged. in het physiol. laborat. der Utrechtsche Hoogeschool. 

 (3) IX. B.9. 1884; Ebenda X, B. 107, 1887; Cfr. a. Botan. Zeitg. 1884, No. 6 

 p. 81 (diese Zeitschr. Bd. I, 1884 p. 257). 



2 ) Proc. verb. d. K. Akad. v. wetensch. v. 24 Nov. 1883; Onderzoek. etc. 

 1. c. ; Botan. Zeitg. 1. c. Der Apparat wurde von Cael Zeiss in Jena ausgeführt. 

 Der Preis beträgt M. 480. 



