V,3. 



E n g e 1 m a n n : Das Mikrospectrometer. 



291 



Das Unterstück besteht aus einem rechteckigen Kästchen A, oben 

 und unten mit weiter, kreisförmiger Oeffnung, gegen welche ange- 

 schraubt sind, unten : die Rühre b, die beim Gebrauch an Stelle des ge- 

 wöhnlichen Oculars in den Mikroskoptubus R geschoben und hier mittels 

 der Schraube V festgesetzt wird; oben: die Röhre c, in welche beim 

 Einstellen des Objects das kleine Ocular oc kommt, während später, 

 nach Entfernung von oc } das cylindrische Unterstück a' (Figur 2) des 



Spectroskops darüber geschoben wird. Das letztere ruht dann mit dem 

 Ring r in der kreisförmigen Rinne s und wird hier durch einen, in den 

 Zeichnungen nicht sichtbaren, einfachen Mechanismus in der in Bezug 

 auf die Spaltrichtung erforderlichen constanten Lage fixirt. Aufsetzen 

 und Abnehmen des Oberstücks erfolgen äusserst bequem, ohne Er- 

 schütterung, sodass viel weniger Gefahr für Verschiebung des Object- 

 bilds aus dem Spalt besteht, als beim Mikrospectralocular von Abbe 

 und Zeiss, dessen Ober- und Unterstück beweglich miteinander ver- 

 bunden sind. 



An die rechte Seitenwand des Kästchens A ist das, in Figur 1 nicht 

 sichtbare, Röhrchen d angesetzt, durch welches Licht von einer seit* 



19 



u* 



