V, 3. Engel mann: Das Mikrospectrometer. 293 



e und e' auseinander zu halten. Da die Axe a sich wegen ihrer Be- 

 festigung in dem starken metalleneu Rahmen m (Figur 1) nicht in ihrer 

 Längsrichtung verschieben kann, die Blöcke e und e' mit den daran 

 befestigten Schneiden p und p' aber wohl (und zwar ausschliesslich in 

 dieser Richtung), müssen beim Drehen von a beide Spaltränder sich 

 gleichviel gegen die unveränderliche Mitte der Spalte verschieben. 



Die Grösse der Verschiebung kann auf der mit Theiluug versehenen, 

 auf« befestigten Trommel T (Figur 1) abgelesen werden, deren fünfzig, 

 etwa 1*57 mm auseinander stehende Theilstriche Hundertsteln eines 

 Millimeters entsprechen '. Mit grosser Genauigkeit können also Unter- 

 schiede der Spaltweite von 1 |jl noch geschätzt werden. Die Scalentrommel 

 ist mittels der Mutter M auf der Axe a festgesetzt und kann, nach Los- 

 schrauben von M, um a gedreht, der Nullpunkt der Scala also bei even- 

 tuell unrichtigem Stand leicht corrigirt werden. Im Holzschnitt sieht 

 mau noch p, ein Stückchen weissen Cartons , das zur besseren Be- 

 leuchtung der Scala des Vergleichspalts dient. 



Der zweite Spaltapparat (Objectspalt), von dem in Figur 1 nichts 

 und im Holzschnitt nur die Trommel T' und der Schraubenkopf M 4 

 sichtbar ist, gleicht völlig dem ersten. 



In der Mitte berühren sich beide, sodass auch beide Spectra hier 

 unmittelbar aneinander grenzen, was für die Entscheidung über Gleich- 

 heit oder Ungleichheit der Helligkeit beider erfahrungsgemäss vorteil- 

 haft ist. 



Von grösster Bedeutung ist, dass die Mitte des einen Spalts genau 

 die Verlängerung von der Mitte des anderen bilde. Ist dies nicht der 

 Fall, dann berühren sich beide Spectra mit verschiedenen Farben, ein 

 Fehler, der besonders an Stellen schnellen Farbenwechsels, also beson- 



l ) Gang und Anweisungen der Mikrometerschraubc wurden in der Weise 

 controllirt, dass der Spaltapparat auf dem Objecttisch eines Mikroskops fixirt 

 und die verschiedenen Stellungen der Schraube entsprechenden Spaltweiten 

 direct , bei 500maliger Vergrößerung, mit einem Ocularmikrometer gemessen 

 wurden. Es zeigte sich, dass zwischen und 025 mm Spaltweite, den ge- 

 wöhnlich innegehaltenen Grenzen , ein Theilstrich der Scala 0-0101 mm (statt 

 001 mm) entsprach. Beim Einstellen durch Drehen der Schraube in der näm- 

 lichen Richtung waren die Abweichungen von diesem Mittelwerthe an den ver- 

 schiedenen Stellen der Schraube klein genug, um unberücksichtigt bleiben zu 

 können. Bei Einstellung abwechselnd durch Auf- und Zudrehen ergab sich 

 neuerdings ein constantcr Unterschied von etwa - 01 mm (todter Gang). Die 

 hierin gelegene Fehlerquelle ward vorläufig dadurch beseitigt, dass bei Be- 

 stimmung des Nullpunkts wie bei den Einzelmessungen die Einstellung stets 

 durch Drehung der Schraube in der nämlichen Richtung (Zudrehen) be- 

 wirkt ward. 



