294 Engelmann: Das Mikrospectrometer. V, 3. 



tlers im Gelb, sehr störend wirken könnte. Sollte infolge unvorsichtiger 

 Handhabung, z. B. zu starkem Anziehen einer der beiden Mikrometer- 

 schrauben, die Mitte eines Spalts sich verschoben haben, so müssen die 

 verschobenen Schneiden wieder richtig gelagert werden. Sie sind zu 

 dem Zwecke jede mittels zweier Stellschräubchen mit einigem Spielraum 

 in den Platten /"und f befestigt, welche die Blöcke e und e' tragen. 



2. Das Oberstück, in Figur 2 auf dem Längsschnitt abgebildet, 

 dient zum Entwerfen und Beobachten der beiden zu vergleichenden 

 Spectra. Der Holzschnitt zeigt es so, wie es während der Messungen 

 auf dem Unterstück fixirt ist. 



Es besteht aus dem prismatischen Kästchen A\ welches das analy- 

 sirende Prismensystem P birgt , das aus zwei Prismen von Crownglas 

 (Brechungsindex für die gelben Strahlen 1-511, Brechungswinkel 40° 20') 

 und einem von Flintglas (Index 1*691, Winkel 110°42 / ) zusammen- 

 gesetzt ist. Unten am Kästchen ist die Collimatorröhre a' festgeschraubt, 

 welche in obenerwähnter Weise zur Fixirung des Spectroskops auf dem 

 Unterstück dient, und oben die Linse l enthält, welche die von den 

 Spalten kommenden Strahlen parallel auf das Prismensystem P wirft. 

 Die Axe der Collimatorröhre bildet mit der Längsaxe des Kästchens A' 

 einen Winkel von 30°. 



Die aus P austretenden Strahlen sind in der Richtung nach dem 

 Beobachtungsrohr B gebrochen, dessen Axe unter 30° gegen die von 

 A 4 und unter 60° gegen die von a% also auch gegen den Mikroskop- 

 tubus geneigt ist. Mittels des Objectivs V wird in der Ebene von i ein 

 reelles Spectrum der beiden Spalten entworfen, das mit der im Röhrchen 

 B' verschiebbaren Lupe L bei etwa 20maliger Vergrösserung betrachtet 

 wird. Die scheinbare Grösse der Spectra übertrifft dann etwa viermal 

 die des Spectrums im Mikrospectralocular von Abbe-Zeiss und achtmal 

 die von Sobby-Bkowning's Ocular. Auf 250 mm Abstand projicirt, be- 

 trägt der Abstand der Feaunhofeb' sehen Streifen a und g 185 mm. — 

 Die Lichtstärke ist genügend, um auch bei Anwendung von Gaslicht die 

 Benutzung der stärksten Immersionssysteme in vielen Fällen noch zu 

 gestatten. Nur im äussersten Roth und im Violett sind wegen der ge- 

 ringen Empfindlichkeit des Auges für diese Strahlen genaue quantitative 

 Bestimmungen nicht wohl ausführbar, wenn man nicht äusserst starke 

 Lichtquellen und schwache Objective anwendet. Das Gesichtsfeld er- 

 streckt sich deshalb auch nur auf die Wellenlängen zwischen etwa 

 0-75 |jl und 0-42 |i. 



In Betreff der Reinheit und Schärfe der Spectra sei bemerkt, dass 

 bei einer Spaltweite von 0*025 mm und weniger, im Spectrum von 



