V, 3. Engel mann: Das Mikrospcctroineter. 295 



Sonnenlicht, das durch zwei Mattgläser gedämpft war, die D- Linie 

 deutlich doppelt erscheint und zwar die brechbarere der beiden Linien 

 beträchtlich breiter und dunkler als die andere, etwa so wie in der Ab- 

 bildung des Sonnenspectrums von G. Müller auf Taf. 33 in No. 6 des 

 zweiten Bandes der „Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums 

 zu Potsdam". Die Zahl der deutlich erkennbaren FuAuNHOFEii'schen 

 Streifen steht kaum hinter der auf dieser Tafel abgebildeten zurück. 



c 



Zugleich mit den beiden Spectren kann eine ANGSTRöM'sche Scala 

 der Wellenlängen in die Ebene i projicirt werden. Hierzu dient die 

 Röhre C, in der sich bei sc eine Glasplatte mit der Scala (helle Streifen 

 auf dunklem Grund) befindet, welche mittels des Spiegels £' beleuchtet 

 wird. Wünscht man sie nicht zu sehen, dann wird das um c drehbare 

 Deckelchen d J vor die Oeflnung von C geschoben. Mittels der Linsen l" 

 und V" werden die von sc ausgehenden Strahlen parallel auf die letzte 

 brechende Fläche des Prismensystems P geworfen, von hier in der 

 Richtung nach B reflectirt und durch Objectiv V in der Ebene i zu 

 einem reellen Bild vereinigt. Um der Scala stets den in Bezug auf das 

 Spectrum richtigen Stand geben zu können, ist die Röhre C im Käst- 

 chen A' innerhalb gewisser Grenzen beweglich befestigt und zwar so, 

 dass der Stand ihrer Axe in Bezug auf die letzte brechende Fläche von 

 P und damit die Lage der Scala rücksichtlich des Spectrums geändert 

 werden kann. Zu dem Ende ist C an dem metallenen Arm m' befestigt, 

 der durch eine starke Feder v gegen die Schraube w angedrückt wird. 

 Durch Drehen von w kann man daun leicht C den richtigen Stand 

 geben. Man verwendet hierzu am besten die Natronlinie, sei es den 

 dunkeln Streifen im Sonnenspectrum, seis den hellen Streif einer Natron- 

 flamme. Ist sie mit der Wellenlänge 0*589 der Scala zur Deckung ge- 

 bracht, dann müssen auch alle anderen Wellenlängen an der richtigen 

 Stelle stehen, was mittels der FRAUNHOEER'schen Linien zu prüfen ist. 

 Bei meinem Exemplar wird, nach einer anfänglichen sehr unbedeutenden 

 Correction des Standes von P, dieser Forderung sehr vollkommen ge- 

 nügt. Von Zeit zu Zeit ist Nachprüfung nöthig. Mit Rücksicht auf 

 etwaige kleine Verschiebungen von P innerhalb A' ist es vielleicht 

 rathsam, in Zukunft einen besonderen Mechanismus zur Adjustiruug von 

 P anzubringen. Bei der jetzigen Fixirung von Pin A' ist eine Correction 

 ziemlich lästig und zeitraubend. 



Im Röhrchen B sind schliesslich noch zwei in der Ebene i senk- 

 recht zu einander bewegliche Schieberpaare angebracht. Der eine dient, 

 nach ViEROEDT'schem Muster, zum Abblenden der Spectra bis auf die 

 beschränkte Gruppe von Wellenlängen, deren relative Helligkeit man 



