29fi En gel mann: Das Mikrospectrometer. V, 3. 



zu messen wünscht. Seine Schneiden werden durch die Schrauben t und 

 t' verstellt. Ihre Ränder laufen nicht grade, sondern, den Fraunhofer- 

 schen Linien parallel, schwach gebogen, damit der aus dem Spectrum 

 ausgeschnittene Lichtstreif in seiner ganzen seitlichen Ausdehnung gleiche 

 Farbe habe. Das andere Schieberpaar, durch die Schrauben u und u' 

 (s. den Holzschnitt) beweglich, dient zur Abbiendung der Spectra von 

 der Seite her, speciell zum Gleichmachen der Breite von Object- und 

 Vergleichsspectrum. Die farbigen mikroskopischen Objecte sind oft so 

 klein, dass ihr Spectrum auch bei der stärksten zulässigen Vergrösserung 

 nur einen schmalen Streifen im Gesichtsfeld liefert. Das seitlich vom 

 Object vorbeigehende Licht würde dann durch Contrast sehr stören, 

 muss also abgeblendet werden. Ausserdem lehrt die Erfahrung, dass es 

 für die Schärfe der Messungen wesentlich ist, dass die beiden auf ihre 

 Helligkeit zu vergleichenden Lichtfelder genau gleiche Form und Grösse 

 besitzen, überhaupt in jeder Beziehung völlig gleich gemacht werden 

 können. Hierauf ist auch bei der Wahl der Objecte sehr zu achten. 

 Besonders muss man dafür sorgen, dass der Theil des Objectbilds, 

 welcher in den Spalt fällt, optisch so homogen wie möglich sei, eine 

 Bedingung, der bei farbigen Flüssigkeiten, Krystallen oder mit Farb- 

 stoff imbibirten homogenen Plättchen (von Gelatine z. B.) in der Regel 

 leichter zu genügen ist, als bei organisirten farbigen Objecten. 



In Bezug auf die specielle Ausführung und weitere Einrichtung der 

 Versuche sei auf meine früheren Mittheilungen ' und auf die Winke und 

 Vorschriften verwiesen, welche in den bekannten Abhandlungen von 

 Vierordt und dessen Nachfolgern gegeben sind. 



Utrecht, Mai 1888. 



>) Onderzoekingen etc. (3) IX, 1884, p. 1—9; X, 1887, p. 153— 161; 

 Botan. Zeitg. 1884, No. 6, 1887, No. 28. 



[Eingegangen am 4. Juni 1888.] 



