V,3. 



Thoma: Ueber eine neue Camera lucida. 



301 



wird nun direct gesehen, das Object dagegen durch die zwei Spiegel. 

 Die Millimetertheilung an der verticalen Stange des Trägers wird in 

 gleicher Weise benutzt wie früher beschrieben. 



Vergrösserungstabelle. 

 I. 



Diopter und Object auf Objecttisch links. — Zeichnung auf Tischflüche rechts, 

 Silberspiegel rechts, wie in Figur 2. 



IL 



Object auf Objecttisch links. Silber Spiegel links. Diopter rechts, Zeichnung 



rechts auf Tisch wie Figur 4. 



Anmerkung: Ausserdem muss unter den Diopter bei f 

 ein Brillenglas gelegt werden, entsprechend dem R e - 

 fr actio nszu stand des beobachtenden Auges. Letzteres 

 soll auf unendliche Entfernung eingestellt oder schwach 

 hypermetropisch werden, so dass eine geringe Inan- 

 spruchnahme der Accomodation das Auge auf cd einstellt. 

 Das passende Concavglas, durch welches am bequemsten 

 gesehen wird, ist leicht durch einige Versuche in dem 

 Brillenkasten zu finden. Ausserdem ist der Diopter zu 

 be nützen. 



