302 Thoma: Ueber eine neue Camera lücida. V, 3. 



In dieser Tabelle sind die zu wählenden Brillengläser in Dioptrieen 

 aufgeführt, welche auf den Fassungen der Gläser angegeben sind. 

 Ausserdem ist speciell nachgewiesen, wie die Dioptrieen durch Combi- 

 nation mehrerer Linsen erzeugt werden. Dabei gilt als Regel, dass die 

 stärkere Linse einer Combination unter die schwächere zu liegen kommt, 

 und dass die Rauchgläser über die Convexgläser angebracht werden in 

 den kleinen Coulissen bei ä. Auch muss bemerkt werden, dass je nach 

 der Intensität der Lichtquelle die Abstufung der Rauchgläser zuweilen 

 leichte Aenderungen erfährt. Die erforderlichen Rauchgläser, Convex- 

 und Concavgläser sind in einem kleinen Brillenkasten beigegeben. 



Das Stativ des Apparates wird direct auf die Fläche 

 des Zeichnenpapier es aufgesetzt, welches zugleich als Licht- 

 quelle für das Object dient, wenn letzteres durchfallendes Licht er- 

 fordert. Opake Gegenstände können jedoch ebenso gut im auffallenden 

 Lichte gezeichnet werden. 



Die Vorzüge des Apparates sind vorzugsweise darin zu suchen, dass 

 er auch bei schwachen Vergrösserungen sehr grosse 

 Gesichtsfelder ergiebt. Es können mit demselben Objecte von 

 6 bis 10 cm Durchmesser und mehr gezeichnet werden. Auch gestattet 

 er Verkleinerungen 1 bis %, wenn man das Object au die Stelle der 

 Zeichnung und letztere an Stelle des Objectes bringt, wobei wieder 

 obige Tabelle zu benutzen ist. Die praktische Prüfung aber zeigt, dass 

 die gewonnenen Zeichnungen keinerlei Verzerrung nachweisen 

 lassen. Man überzeugt sich davon am einfachsten, indem man ein in 

 genaue Quadrate von 0*5 oder 1 cm Seitenlänge getheiltes Papier als 

 Object einlegt und bei verschiedenen Vergrösserungen zeichnet. Ausser- 

 dem gelangen die Bilder von Object und Zeichnenstift nicht nur deutlich 

 sondern auch leicht und bequem zur Deckung. Da in so einfacher 

 Weise der jeweilige Refractionszustand des Beobachters durch Concav- 

 gläser eliminirt wird, ist der Apparat namentlich auch im Laboratorium 

 in den Händen minder Geübter ein bequemes und sicheres Hülfs- 

 mittel. Zur Controlle der VergrÖsseruug aber empfiehlt es sich, hier 

 ebenso wie bei allen derartigen Apparaten, einen Maassstab gleichzeitig 

 mit dem Object zu zeichnen. 



Die weitere Untersuchung zeigt, dass es auch möglich wird, das 

 Concavglas bei /' in Figur 1 wegzulassen und dementsprechend die 

 Convexgläser etwas schwächer zu wählen. Für die oben beschriebenen 

 Combinationen ergiebt dies keinen Vortheil. Man kann aber auf diesem 

 Wege stärkere Vergrösserungen erzielen. 



