304 



Thoma: Ueber eine neue Camera lucida. 



V,3. 



Bringt man in dieser Weise ein Auge auf den Re- 

 fractionszustand von — 8 Dioptrieen so erzielt man ganz 

 allgemein stärkere Ver grösser im gen wie folgt: 



III. 



Diopter und Object auf Objecltisch links. Zeichnung auf Tischfläche rechts. 



Silberspiegel rechts, wie Figur 2. 



Auch diese Combinationen liefern in jeder Beziehung vollkommene 

 Bilder, welche namentlich frei sind von Verzerrungen. Nur bei der 

 stärksten Vergrösserung (10) werden die ersten Spuren einer Verzerrung 

 der Ränder des Gesichtsfeldes bemerklich. Für noch stärkere Ver- 

 grösserungen würde man daher zu der erstbeschriebenen Anordnung 

 zurückkehren und bei ä aplanatische und achromatische Lupen einzu- 

 legen haben. Ich bin vorläufig darauf nicht eingegangen, weil dabei 

 die Vergrösserung doch nicht sehr erheblich mehr gesteigert werden 

 kann, und weil meines Erachtens hier das Gebiet beginnt, in welchem 

 der His - HAKTNACK'sche Embryograph oder ein zusammengesetztes 

 Mikroskop mit der OBERHÄusEn'schen Kammer bessere Dienste leistet. 

 Der letztgenannte Apparat dürfte ohnehin für ganz starke Vergrösserungen 

 unentbehrlich sein. 



Die hier beschriebene Zeichnen-Kammer wurde nach meinen ge- 

 nauen Zeichnungen und Angaben hergestellt von R. Jung, Mechaniker 

 und Optiker in Heidelberg, welcher dieselbe einschliesslich des Brillen- 

 kastens mit 25 Gläsern auf 120 Mark berechnet. 



[Eingegangen am 31. Juli 1888.] 



