326 



Kleinere Mittheilungen. 



V,3. 



Ueber dem Objectiv ist ein Reflexionsprisma angebracht (an der 

 Hypotenusenfläche versilbert), welches die Hälfte des Objectivs verdeckt 

 und vollkommen in einen bis an das Objectiv reichenden Blechmantel 

 eingeschlossen ist, zur Vermeidung der sonst äusserst lästigen Reflexe. 

 Die Fassung des Prismas ist justirbar, um das Licht genau in die Mitte 



des Sehfelds dirigiren zu können. Das Licht 

 wird von einem kleinen Glühlämpchen durch 

 eine Beleuchtungslinse und ein dem Prisma 

 gegenüber an dem Mikroskoptubus ausge- 

 schnittenen Fensterchen auf das Prisma ge- 

 worfen. Glühlämpchen und Beleuchtungslinse 

 werden, wie aus der Figur wohl ohne weiteres 

 ersichtlich, von einem seitlichen Rohr getra- 

 gen, ersteres für sich verschiebbar und (nach 

 dem Durchbrennen) leicht gegen ein neues 

 auswechselbar. Das Instrument ist aber auch 

 ohne Glühlämpchen benutzbar, indem man 

 sich dann einer seitlich aufgestellten Gas- oder 

 Petroleumlampe, am besten der gebräuchli- 

 chen Kehlkopf lampen bedient. Zur Aufnahme 

 des Mikroskops ist an dem gewöhnlichen 

 Ohrentrichter mittels Bajonettverschluss eine 

 Hülse angebracht, in welche das Mikroskop 

 sich sanft gleitend hineinschieben lässt. Die 

 Hülse ist, um das Ansatzrohr hindurchzu- 

 lassen, seitlich in Dreiviertel ihrer Länge 

 ausgeschlitzt. Hierdurch erhält das Mikro- 

 skop gleichzeitig sichere Führung. Mit weni- 

 gen Feilenstrichen ist jeder der käuflichen 

 Ohrentrichter dem vorliegenden Zweck ange- 

 passt. Die vorübergehende Verbindung von 

 Trichter und Ansatzrohr wurde der festen 

 (Verlöthen) vorgezogen um einestheils den Trichter auch für den ge- 

 wöhnlichen Gebrauch mit dem Reflector unverändert zu lassen und 

 ferner die Reinigung des Trichters nicht zu erschweren. 



Der Gebrauch des Apparates ist nun einfach der, dass man erst 

 den Trichter mit oder ohne das Ansatzrohr in den Gehörgang einführt 

 und mittels gewöhnlichen Reflectors sich über das Aussehen des Ohr- 

 inneren orientirt. Dann schiebt man vorsichtig das Mikroskop in die 

 Hülse hinein, bis das Bild scharf ist. Das auf einmal übersehene Gebiet 



