V, 3. Kleinere Mittheilungen. 329 



Beide Aenderungen lassen sich ohne weiteres an jedem Ocular 

 ausführen. Eine 2% cm lange Papphülse, die üher die Messinghülse 

 des Oculars übergeschoben wird und welche an ihrem oberen Ende die 

 dem Auge zugekehrte Linse trägt, genügt vollkommen. Die in dem 

 Ocular vorhandene Blende bleibt an ihrem alten Fleck. Die über das 

 Ocular zu stülpende neue Blende wird zweckmässiger Weise ebenfalls 

 mittels einer kurzen , abnehmbaren Hülse befestigt. Ueberlässt man 

 die Aenderuug einem Mechaniker, so empfiehlt es sich, die Anordnung 

 derart zu treffen, dass die ausziehbare Hülse im Innern der Ocular- 

 hülse sitzt, damit das Ocular wie bei gewöhnlicher Beobachtung an un- 

 veränderter Stelle im Tubus verbleiben kann 1 . Auf jeden Fall benutze 

 man für derartige Zwecke nur ganz schwache Oculare. 



Je näher die Einstellscheibe dem aufzunehmenden Objecte, um so 

 mehr muss man, genau wie bei den Projections-Ocularen von Zeiss, die 

 Linsen des Oculars von einander entfernen. Im grossen und ganzen 

 schwankt die nothwendige Verlängerung zwischen 1 und 2 cm. 



[Eingegangen am 25. Juli 1888.] 



Ein Dampftrichter. 



Von 

 Stanislaus v. Stein 



in Moskau. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Es ist bekannt, dass das Filtriren concentrirter Gelatine- und be- 

 sonders Agarlösungen für Injectionen und bacteriologische Zwecke höchst 

 zeitraubend ist. Diesem Uebelstande beabsichtige ich durch folgende 

 Construction eines Trichters abzuhelfen. Der äussere, grössere, aus 

 Kupfer gearbeitete Trichter A (im Durchmesser 14 cm, Höhe 10 cm) 

 ist oben mit einer 6 bis 7 cm hohen Kaute AB und an der Seite mit 

 einem Rohre C zum Erwärmen versehen. Inwendig befindet sich ein 

 kleiner Trichter D (im Durchmesser 9 cm, Höhe 10 cm) mit einer 

 3 cm hohen Kante. Auf das Ganze kommt ein gut schliessender 



') Die Firma Klöhne r. Müllke in Berlin (Luisenstr. 49) übernimmt es, 

 Oculare in der angegebenen Art abzuändern. 



