330 



Kleinere Mittheilungen. 



V,3. 



Deckel _B, in den zwei mit Korkpfropfen verscliliessbare Röhrchen E, F 

 eingelötket sind; dass äussere E ist zum Einfüllen des Wassers, das 

 mehr nach innen gelegene F für die zu filtrirende Lösung bestimmt. 

 Im Innern der Vorrichtung befindet sich ein Glastrichter G : dessen 

 Abflussrohr mit einem möglichst luftdicht schliessenden Kork II ver- 

 sehen und am äusseren Trichter befestigt ist. 



Wenn man den Apparat benutzen will, so füllt man den Zwischen- 

 raum bis A mit Wasser, bringt dann in den Glastrichter ein Papier- 

 filter und erwärmt das Ganze. Der sich dabei entwickelnde Wasser- 

 dampf hat nur einen Aus- 

 weg durch das Rohr des 

 Glastrichters und übt beim 

 Ausströmen einen schwa- 

 chen Druck auf das Filter 



cm 



aus, wodurch das Filtriren 

 in hohem Maasse beschleu- 

 nigt wird. So kann man 

 z. B. in ca. 25 Minuten 35 

 bis 45 Reagenzgläser mit 

 einer 2- bis 2"5procentigen 

 Agarlösung bis zur gewöhn- 

 lichen Höhe füllen. In einer 

 Stunde erhält man über 100 

 cm einer ganz concentrir- 

 ten Agarlösung. Gelatine - 

 lösungen laufen mit dersel- 

 ben Geschwindigkeit wie Wasser durch die Filter. Der von mir vorge- 

 schlagene Trichter hat noch einen wichtigen Vorzug: während des Fil- 

 trirens wird der Nährboden zu derselben Zeit auch sterilisirt. Die Paar 

 Wassertropfen, welche sich bei der Condensation des Dampfes auf den 

 Wänden der Eprouvette bilden, sind ohne Bedeutung, da sie beim 

 ferneren Sterilisiren ohnehin verdunsten. Die beigefügte schematische 

 Zeichnung erklärt das Uebrige. 



10 cm 



[Eingegangen am 21. Juni 1888,] 



