332 Kleinere Mittheütmgen. V, 3. 



lässt nach, die Flamme kann dadurch aber wieder grösser werden, 

 die Wassersäule wieder steigen und die Flamme verkleinern u. s. w. 

 in stetem Wechsel: je enger das Lumen des benutzten Glasrohres 

 ist, um so geringere Niveau- und Temperaturdifferenzen werden sich 

 schon geltend machen können. Und diese Schwankungen werden 

 überhaupt so geringe sein, dass sie eigentlich nur theoretisch vorhanden 

 sind, während für die praktische Verwendung die Temperatur jetzt 

 constant ist. 



Diese Einrichtung hat aber zwei wesentliche Schwächen. Erstlich 

 kann es vorkommen, dass die Flüssigkeitssäule so schnell steigt, dass 

 das Lumen der beiden schrägen Schenkel völlig verlegt wird. Dann 

 wird die Flamme ausgehen und später, wenn das Wasser bei seiner 

 Abkühlung wieder sinkt, wird das Gas in das Zimmer treten. 



Dieser Fehler lässt sich leicht vermeiden, wenn man in den zu- 

 führenden und in den abführenden Gummischlauch nahe am Y-Rohr je 

 eine kleine, geknöpfte Glaskauüle bis ins Lumen einsticht und beide 

 durch einen kurzen, dünnen Gummischlauch verbindet. Durch diesen 

 Querschlauch wird stets so viel Gas strömen, dass auch bei vollem Ver- 

 schluss des Glasrohres eine kleine Flamme noch unterhalten bleibt. 

 Setzt man auf die Spitze des Gasbrenners dann noch eine kleine Kappe, 

 die man aus einem Stück engmaschigen Drahtnetzes hergestellt hat, so 

 ist Aveder ein Ausgehen noch Nach -unten -schlagen dieser kleinen 

 Flamme zu befürchten. 



Wichtiger, da nicht zu umgehen, ist ein zweiter Missstand. Die 

 kleine Wassersäule im Glasrohr vermag überhaupt nicht dem Gas den 

 Weg zu verengen oder zu verlegen , da es speeifisch viel zu leicht ist 

 und von dem Gas, das unter starkem Druck strömt, mit fortgerissen 

 wird, statt dasselbe aufzuhalten. Andere Flüssigkeiten, wie Oel u. s. w. 

 zeigen denselben Uebelstand, und nur das Quecksilber ist frei davon in 

 Folge seines hohen specifischen Gewichtes. Würde man nun aber den 

 Kasten mit Quecksilber füllen statt mit Wasser, so würde, ganz abge- 

 sehen von dem hohen Preise des Quecksilbers, die Vorrichtung auch an 

 Empfindlichkeit einbüssen, da das Quecksilber sich beim Erwärmen viel 

 weniger stark ausdehnt als das Wasser. Quecksilber von 0° nimmt 

 beim Erhitzen auf 100° um 1-8018 Procent seines Volumens zu nach 

 Regnault , Wasser aber um 4*2986 nach Kopp. Bei Wasserfüllung 

 würde der Apparat daher mehr als doppelt so fein reagiren wie bei 

 Hg-Füllung. 



Die Vortheile der Wasserfüllung und des Quecksilber-Verschlusses 

 kann man aber leicht vereinigen, wenn man unten an das Y-Rohr ein 



