334 Kleinere Mittheilungen. V, 3. 



silberdicht. Aui brauchbarsten erwies sich vegetabilisches Pergament, 

 das im Wasser völlig weich wird und doch einen ausreichenden Grad 

 von Festigkeit besitzt. 



Endlich ist es wünschenswerth , die Temperatur auf jeden ge- 

 wünschten Grad leicht und sicher einstellen zu können. Man kann dies 

 einmal dadurch erreichen, dass mau den Kasten zunächst mit Wasser 

 von der gewünschten Temperatur, z. B. 54° füllt. Setzt man jetzt den 

 Kork mit dem Y-Rohr fest ein, so kann man durch Nachfüllen von 

 Quecksilber oder durch tieferes Hineinschieben des Glasrohres in den 

 Stöpsel (eventuell durch weiteres Herausziehen) die Hg-Säule so ein- 

 stellen, dass sie nur noch einen minimalen Durchtritt von Gas gestattet, 

 bei der geringsten weiteren Steigung aber, diesen weiteren Weg völlig 

 verlegen würde. Für eine andere Temperatur müsste man den ganzen 

 Apparat wieder auseinander nehmen und von neuem den Hg-Stand 

 reguliren. Diese Mühe kann man ersparen, wenn man von vorneherein 

 durch die Hg-Säule das Lumen der Glasröhre fast völlig verlegen lässt, 

 zugleich aber durch den Stöpsel noch eine einfache Glasröhre hindurch- 

 steckt. Setzt man jetzt den Stöpsel fest in den mit kaltem Wasser ge- 

 füllten Kasten ein, so wird das verdrängte Wasser durch die Glasröhre 

 entweichen. Bringt man vermittels eines kurzen Gummirohres über der 

 Glasröhre noch einen Trichter an, so wird das Wasser sich in ihm an- 

 sammeln. Ebenso wird beim Erwärmen des Wassers alles verdrängte 

 Wasser in den Trichter steigen, das Hg-Niveau aber völlig unverändert 

 bleiben. Sobald das Wasser irgend eine verlangte Temperatur erreicht 

 hat, verschliesst man das Gummischaltstück mit einer kräftigen Klemme. 

 Von diesem Moment ab muss jede weitere Ausdehnung des Wassers das 

 Hg in die Höhe treiben, sofort beginnt die Regulirung der Flamme und 

 der Apparat ist für diese Temperatur eingestellt. Wünscht man eine 

 höhere Temperatur, so öffnet man die Klemme , lässt die Temperatur 

 des Wassers zur gewünschten Höhe steigen und schliesst nun wieder. 

 Für niedrigere Temperaturen öffnet man gleichfalls die Klemme, ent- 

 fernt die Flamme, bis der gewünschte Temperaturabfall erreicht ist, und 

 verschliesst nun erst wieder den Zugang zum Trichter. 



Sehr sicher und ungemein bequem kann man so den Apparat auf 

 jede gewünschte Temperatur einstellen. 



[Eingegangen am 31. Juli 1888.] 



