V, 4. Born: Noch einmal die Plattenmoclellirnicthode. 443 



und dem oben beschriebenen dreiseitigen Instrumentchen umgeben wird, ent- 

 fernt man nur den Orthostaten. Dann erwärmt man einen Orthostaten, dessen 

 Objectplatte aber sehr gut polirt sein muss, über den Schmelzpunkt des 

 Paraffins hinaus, setzt ihn mit der Fussplattc auf das vor dem Paraffinblock 

 liegende Deckglas und schiebt ihn rasch an den Paraffinblock heran, so dass 

 die freie Aussenfläche desselben bis zu den Rändern der dreiseitigen Klammer 

 die ihn umgiebt, an die Objectplatte des Orthostaten anschmilzt. (Ich habe 

 zu erwähnen vergessen, dass man vorher in der oben beschriebenen Weise die 

 Luftblasen an der freien Seite des Taraffinblocks entfernt und etwas Paraffin 

 aufgesetzt haben muss.) Nun wird das ganze Tischchen mit dem Paraffinblock 

 in kaltes Wasser, im Sommer in Eiswasser, gelegt. Wenn der Block voll- 

 ständig erkaltet ist, setzt man das Tischchen wieder auf und legt an die 

 Innenseite der Objectplatte des Orthostaten vorsichtig ein erwärmtes flaches 

 Spatel an. Die Wärme dehnt das Metall rascher aus als die anhaftende 

 Paraffinschicht, und es gelingt so leicht, den Orthostaten abzulösen. Im übrigen 

 wird wie oben verfahren , nur darf man natürlich , wenn man nicht den gan- 

 zen Vortheil, ohne das Messer zu arbeiten, verlieren will, die Richtfläehe 

 nach dem Einritzen nicht noch einmal beschneiden. Die Schnittlinie erscheint 

 dann an den Rändern der Ritze nicht grade, sondern aufgeworfen, etwa so: 

 — '"V^ / ^/ _N — > es i^ das aber nur ein Schönheitsfehler. 



Anmerkung 3. Am besten wird man die Richtebene vielleicht nach 

 einer Idee, die vom Collegen Pi.atkek herrührt und dem KASTscHENKo'schen 

 Verfahren ähnlich ist, herstellen. Wir sind mit der praktischen Ausführung 

 derselben aber erst beschäftigt. Dieselbe besteht darin, dass man die Platte 

 des Paraffintischchens um einen Winkel von 90" umdrekbar macht. Hat man 

 dieselbe um 90 ° umgeklappt und festgestellt, so kann man mit dem Mikrotom- 

 messer selbst die Richtungsebene schneiden und hat die Vortheile der genauen 

 Führung des Messers durch den Schlitten und der feinen Hebung des Paraffin- 

 blocks mit der Mikrometerschraube des Mikrotoms. Voraussetzung dafür ist, 

 dass die Drehungsaxe der Platte des Paraffintischchens dem einen Rande des 

 Tischchens parallel läuft, und dass man den Orthostaten so aufsetzt, dass die 

 Kante des rechten Winkels desselben dem Tischrande parallel liegt. Ausserdem 

 muss derselbe Rand des Paraffintischchens der Messerschneide parallel eingestellt 

 werden. Dies alles sind aber Bedingungen, die in dem Grade der Annäherung, 

 wie ihn die Praxis erfordert, leicht erfüllbar erscheinen. 



Das Sehneiden und Auflegen der Schnitte. 



Wenn man nach einer Schnittserie reconstruiren will, ist es nicht 

 rathsain, Bänder zu schneiden; so empfehlenswerth die SpEE'sche Methode 

 in anderen Fällen ist, so erscheint sie mir für unsere Zwecke kaum 

 brauchbar, weil sich Faltungen und Stauungen dabei kaum vermeiden 

 lassen, die dann bei jedem Reconstructionsverfahren äusserst hinderlich 

 sind l . Ich benütze aber das vom Grafen Speb angegebene, überhitzte 



') Dies gilt vielleicht nicht von dem sinnreichen Verfahren, das ich Herrn 



