V, 4. Klein: Mikroskopische Dauerpräparate von Süsswasseralgcn. 45 7 



durch Marken auf dem Mikroskoptiscb, auf den Schutzleistcn oder auf 

 dem Deckgläschen selbst erleichtern. Am besten linde ich die objectivc 

 Markirung durch den kleinen ausserordentlich praktischen Markirapparat 

 von R. Winkel in Göttingen (26 Mark) , der in der Zeitschrift für 

 wissenschaftliche Mikroskopie 1 beschrieben und abgebildet wurde. Der 

 Apparat hat etwa die Grösse und Gestalt eines Objectivs und lässt sich 

 wie ein solches am Revolver festschrauben. Er trägt am unteren Ende 

 eine in verticaler Richtung leicht verschiebbare, drehbare Diamantspitze, 

 die durch eine kleine Schraube mehr oder weniger excentrisch gestellt 

 werden kann. Zum Gebrauche stellt man das zu markirende Object in 

 die Mitte des Gesichtsfeldes ein, dreht dann den Revolver und ersetzt 

 das Objectiv durch den Markirapparat und senkt den Tubus, bis die 

 Diamantspitze das Deckgläschen berührt. Wenn man nicht besonders 

 ungeschickt verfährt, kann dabei das Deckgläschen nicht zerstossen 

 werden, weil, wie erwähnt, der untere Theil des Apparates, der die 

 Diamantspitze trägt, in verticaler Richtung leicht verschiebbar ist, dar- 

 auf dreht man mittels der erwähnten Schraube die Diamantspitze, der 

 man je nach Grösse des Objectes und der Stärke der angewendeten 

 Vergrösserung eine entsprechende Excentricität gegeben hat, einmal 

 um ihre Achse , wobei sie lediglich durch das geringe Gewicht des 

 unteren Theiles des Apparates auf das Deckgläschen drückt, und 

 hat dann in dem so eingeritzten feinen Kreise eine objeetive, unzerstör- 

 bare und beim Beobachten in keiner Weise störende Marke. Für Algen- 

 präparate ist dieser Apparat aber nur dann mit besonderem Nutzen an- 

 zuwenden, wenn man Glyceringelatine und kein flüssiges Einschluss- 

 medium verwendet, weil in letzterem sehr kleine Objecte leicht ihre 

 Stelle verändern. 



Viel wünschenswerther als derartige Sammelpräparate sind relativ 

 reine Präparate mit etwas reichlicheren Exemplaren. Der Winkel- 

 sche Markirapparat lässt sich auch hier mit Vortheil benutzen. Um 

 solche Präparate zu erhalten, suche ich aus dem natürlichen Gemisch 

 die speciell gewünschte Art unter dem Mikroskope heraus und zwar 

 mittels eines zu einer feinen Capillare ausgezogenen Glasröhrchens, das 

 am vorderen Ende um einen Winkel von ca. 120° knieformig gebogen 

 und vom Knie an noch etwa 2 cm lang ist. Die Vergrösserung, die 

 ich dabei anwende, ist ca. 100 (Leitz Ocular 3 und Objectiv 3), voll- 

 kommen ausreichend zur Beobachtung und mit genügendem Abstand 

 vom Objectträger um bequem manipuliren zu können. 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 461. 



