472 Schicfferdecker: Ausstellungen in Würzburg und Köln. V, 4. 



stattfinden (in diesem Jahre allein drei mit der Brüsseler) werden die 

 Verfertiger der Instrumente leicht gleichgültiger gegen die einzelnen. 

 Auch die Kölner Ausstellung bot nicht die Menge an verschiedenartigen 

 Instrumenten dar wie im vergangenen Jahre die Wiesbadener. Vor- 

 führungen, namentlich von Demonstrations-Instrumenten, z. B. verschie- 

 dener Formen des Scioptikons mit verschiedeneu Beleuchtungsvorrich- 

 tungen, fanden leider auch nicht statt. Hoffentlich kann alles dieses in 

 Berlin oder Heidelberg nachgeholt werden. 



Was die einzelnen Instrumente anlangt, so waren Mikrotome 

 von folgenden Firmen ausgestellt worden. Jung (Heidelberg) hatte 

 seine bekannten Instrumente ausgestellt, darunter auch eines mit einer 

 hübschen Einrichtung zur automatischen Hebung des Messers beim Rück- 

 gange, einer Einrichtung, die doch mehr und mehr in der Mikrotom- 

 technik zur Geltung kommt. Miehe (Hildesheim) hatte ebenfalls seine 

 schon im vorigen Jahre beschriebenen Mikrotome ausgestellt. Ferner 

 hatte er Messer mitgebracht, die er selber verfertigt, und die nach 

 seiner Mittheilung so geschliffen sind, dass die untere Griffebene mit 

 der Schneidenebene zusammenfällt. Ein solches Messer, welches ich hier 

 in Bonn versuchte, erwies sich als recht gut. Walb (Heidelberg) giebt 

 seinen Messern (bei den JuNG'schen Mikrotomen mit ausgestellt) immer 

 noch jene aufgeschnittenen Metallröhren bei, die über den Messerrücken 

 gezogen und dann durch eine Schraube festgestellt werden. Da nun 

 aber nicht für jedes Messer, wie es sein müsste, eine genau abgepasste 

 Abziehhülse geliefert wird, die so sitzt, dass bei dem Auflegen auf eine 

 Ebene die untere Griffebene dieser Ebene genau oder wenigstens an- 

 nähernd parallel ist, so ist der Nutzen dieser Abziehhülsen ein absolut 

 illusorischer, die Anwendung derselben daher durchaus nicht zu 

 empfehlen. Es ist völlig unbegreiflich , wie es möglich ist , dass 

 Mikrotommessern nicht genau passende Hülsen beigegeben werden 

 können, aber es geschieht nicht. Es ist dieses Factum nur dadurch er- 

 klärbar, dass die Käufer nicht genau prüfen. Ein gut und richtig 

 geschliffenes Messer ist aber für ein Mikrotom eine conditio sine 

 qua non. Becker (Göttingen) stellte das OsT-BECKEit'scke Tauch- 

 mikrotom wieder aus, das schon im vorigen Jahre erwähnt wurde. An 

 diesem Instrumente, das mir immer noch das vollkommenste Tauch- 

 mikrotom zu sein scheint, ist die eigentliche Tauchvorrichtung, die 

 Horizontalwaune und der mit dieser durch einen Kautschukschlauch ver- 

 bundene Topf, der die Klemme enthält, vou Jean Ost, Chemiker in Eus- 

 kirchen angegeben, die Klammer selbst, die Form und die Art der Befesti- 

 gung des Messers sowie die übrigen Mikrotomeinrichtungen stammen von 



