V, 4. Schief fcrdecker: Ausstellungen in Würzburg und Köln. 473 



Becker her. Die Parallelverschiebung, in welcher der Klemmentopf, 

 resp. die Klemme allein gehoben und gesenkt wird, scheinen Becker 

 und Ost beide selbständig gefunden zu haben. Herr Ost hat mir ein 

 Modell gezeigt , das älter als das BECKEn'sche war und diese Führung 

 schon besass. Dieselbe wird sonst ja mehrfach bei physikalischen In- 

 strumenten angewendet und so ist es wohl möglich, dass Ost und 

 Becker unabhängig von einander die Idee gehabt haben, diese Führung 

 auch bei dem Mikrotom zu verwenden. Becker hatte dann noch ein 

 ganz neues Modell ausgestellt, bei dem die principielle Aenderung darin 

 bestand, dass die schräge Schlittenplatte nach der Klammer hinsah, die 

 senkrechte ganz am Ende stand. Es war also die Schlittenbahn des 

 Messerschlittens umgekehrt angebracht wie bisher. Es hat diese Ein- 

 richtung zweifellos den Vortheil, dass der Schlitten noch sicherer geht 

 wie bei der gewöhnlichen Anordnung, und dass sein Gewicht in vollem 

 Maasse ausgenutzt wird. Denn wenn der Schlitten durch den Wider- 

 stand des Präparats bei diesem Modell gehoben werden soll , so muss 

 er senkrecht verschoben werden, während er bei dem gewöhnlichen 

 Modell an einer schiefen Ebene in die Höhe steigt. Der Nachtheil der 

 neuen Anordnung liegt darin , dass bei einem feuchten Schneiden ohne 

 Wanne leicht Flüssigkeit auf den Schlitten kommen kann, doch kann 

 auch dieses wohl ohne Schwierigkeit durch Einschaltung einer metalle- 

 nen Schutzplatte zwischen Klemme und Schlittenbahn vermieden werden. 

 Es ist daher wohl möglich, dass dieses neue Modell einen weiteren Fort- 

 schritt in der Mikrotomtechnik bezeichnet. 



Zwei ganz eigenartige Mikrotome sind die von de Groot und von 

 Minot (letzteres ausgeführt von Baltzar und Zimmermann , Leipzig. 

 Zum Patent angemeldet). Beide sind speciell zum Schneiden von Pa- 

 raffinpräparaten eingerichtet und liefern namentlich mit leichter Mühe 

 und in kurzer Zeit lange Schnittbänder. Zu diesem Zwecke sind beide 

 mit Kurbel versehen , durch deren Drehung mit Hülfe automatischer 

 Einstellung die Schnittbänder ungemein rasch sich bilden. Das de 

 GROo'r'sche Instrument ist in Bd. IV, 1887, p. 147 dieser Zeitschrift ab- 

 gebildet. Dasselbe ist dem „automatic microtome" von Caldwell ' 

 nachgebildet und billiger als dieses (150 M.). Ein horizontaler Tisch, 

 auf Stahlschienen laufend, trägt das Paraffinpräparat, das in einem 

 kugelförmigen Metallbehälter sich befindet, der von einem lösbaren 

 Metallringe festgehalten wird. So kann das Präparat nach allen Rich- 

 tungen verstellt werden. Das Messer liegt horizontal, hinter demselben 



') Quart. Journ. of Microsc. Sei. vol. XXIV p. 648. 



