V, 4. Schiefferdecker: Ausstellungen in Würzburg und Köln i,., 



mehr oder weniger weit vorspringender Draht auf den Hebel (//) ein- 

 wirkt, ändert sich die Grösse der jedesmaligen Verschiebung des Paraffin- 

 blocks gegenüber dem Messer und damit die Schnittdicke. Vermittelt 

 wird dieser Vorgang durch das Zahnrad Z. Das Instrument ist auf 

 Schnittdicken von y 300 , % 50 , */ 100 , % 5 , % , %„ mm eingerichtet. 

 Neben dieser selbstthätigen Einrichtung kann auf besonderes Verlangen 

 das Zahnrad mit Theilung und Nonius versehen werden, wodurch eine 

 Einstellung bis zu y 30 oo mm ermöglicht wird. Diese Feinheit der Ein- 

 stellung ist ja natürlich illusorisch in ihrem Werth! Die Kurbel kann 

 beliebig gedreht werden. Das Messer kann durch Schrauben in seiner 

 Neigung verändert werden , um die günstigste Lage herauszufinden. 

 Das ist das Wesentliche dieses Apparates. Ausserdem kann noch zum 

 rechtwinkligen Beschneiden des Paraffinblocks auf dem Mikrotom selbst 

 ein besonderer Definirbügel angebracht, vor dem Mikrotom ein über 

 Rollen laufendes Band zur Aufnahme der Schnittbänder befestigt wer- 

 den. Auf speciellen Wunsch lässt sich diese Bandführung auch automa- 

 tisch bewegen, wobei die Grösse der Bandverschiebung je nach der 

 Breite der Schnitte auf ein grösseres oder geringeres Maass gestellt 

 werden kann. Der Preis des Apparates stellt sich inclusive eines Satzes 

 Präparat-Kittplatten zu 40, 30, 20 mm Durchmesser, sowie eines soliden 

 verschliessbaren Mahagoni-Kastens auf 175 Mark, Präparat-Kittplatten 

 extra der Satz 3 Mark, Definirbügel 15 Mark (Lieferant E. Zimmer- 

 mann, Leipzig, Münzgasse 11). Ich habe beide Apparate, den de Groot- 

 schen und den MiNox'schen, nicht selbst zum Arbeiten benutzen können, 

 wohl aber auf der Würzburger Ausstellung in Thätigkeit gesehen, wo- 

 selbst Herr Prof. His den von Minot in Thätigkeit zeigte und seine 

 Brauchbarkeit hervorhob. Der ganzen Construction und Handhabung 

 nach hat mir das Mikrotom von Minot besser gefallen (es liefert 

 indessen auch das Instrument von de Groot durchaus brauchbare 

 Schnittbänder), und ich möchte glauben, dass dieses in der That für 

 viele Fälle sehr zweckmässig ist. Ich würde allerdings der Meinung 

 sein, dass es gut wäre, eine Vorrichtung noch anzubringen, durch 

 welche eine feinere Einstellung der Präparate bei Neigungen ermög- 

 licht wird, die jetzige ist ziemlich grob. Ferner habe ich das Bedenken, 

 dass der in Schwalbenschwanzführung laufende Schlitten sich mit der 

 Zeit abnutzen, und so der Gang unsicher werden wird. Die Schwalben- 

 schwänzführung ist in dieser Hinsicht eine sehr ungünstige. 



Gegenüber dem Cambridge - Rocking - Microtome stellt das von 

 Minot insofern einen Fortschritt dar, als der Bogenschuitt jenes ver- 

 mieden wird. 



