478 S ch i ef f er decker : Ausstellungen in Würzburg und Köln. V, 4. 



nach abwärts geneigt ist oder gerade absteht. In dieser cylindrischen 

 Hülse ist nun vermittels eines durchbohrten Korkes ein Glasstab (Yt) 

 festgeklemmt, dessen Durchmesser etwa 1 cm beträgt. Dieser dient als 

 Lichtleiter. Je nach der Lage und Entfernung des Ortes, zu dem 

 dieser Stab das Licht hinleiten soll, variirt seine Länge und Krümmung. 

 Durch die totale Reflexion, welche das Licht an der Grenzfläche des 

 Glases gegen die Luft erleidet, wird es erreicht, dass dieser Stab durch- 

 aus dunkel erscheint, während in seinem Inneren ein Lichtstrom fliesst. 

 Dieser Lichtstrom lässt sich nach einem bestimmten Orte hinleiten, und 

 gelangt hier in einer Intensität an, welche der vollen Intensität des 



G 



i.ii iiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiMHiB iiiiiiiimrihl 



eingetretenen Lichtes entspricht, verringert um dasjenige Licht, welches 

 durch Unreinigkeiten im Glase unterwegs aufgehalten wird. Die Wir- 

 kung des leitenden Stabes hängt daher sehr von der Güte des Glases 

 ab. Bringt man nun einen Stab derart an, wie Figur 2 es zeigt, so 

 dass sein freies Ende gerade dicht unter die Blende des Mikroskopes 

 zu liegen kommt, so wird eine sehr bedeutende Menge von Licht bis 

 unmittelbar unter das Präparat geleitet, dieses in Folge dessen sehr 

 stark erhellt. Das Licht ist, was sehr wesentlich für die mikroskopische 

 Beobachtung ist, durchaus nicht grell, sondern matt wie diffuses Licht; 

 man benöthiet daher keiner matten Scheibe zur Abbiendung. Auf das 



