V, 4. Schiefferdecker: Ausstellungen in Würzburg und Köln. 47<t 



unter das Mikroskop geleitete Ende des Stabes kann man dann ver- 

 schiedenfarbige Gläser legen, um die Farbenabweicliung der künstlichen 

 Lichtquelle zu compensiren und so ein dem Tageslicht ähnliches Licht 

 zu erhalten. Kochs -Wolz haben als Beleuchtungsquelle eine kleine 

 Petroleumlampe gewählt (siehe Figur 2), die ja allerdings sehr bequem 

 ist, deren Licht aber natürlich ziemlich stark gelb-röthlich ist. Blendet 

 man die schädlichen Strahlen durch blaue Gläser ab, so reicht die In- 

 tensität des Lichtes nicht aus, wenigstens nicht für stärkere Vergrösse- 

 rungen. Ich habe mit Herrn Wolz zusammen Versuche mit dem 

 Auer' sehen Gaslicht 1 und Correctionsgläsern angestellt, die, wenigstens 

 was die Qualität des Lichtes anlangt, schon jetzt recht günstige 

 Resultate ergeben haben. Herr Wolz ist noch damit beschäftigt, 

 diese Versuche weiter fortzuführen. Kochs spricht in seiner diesen 

 Bcleuchtungsapparat betreffenden Publication die Meinung aus, dass 

 es sich für die Zukunft empfehlen werde, von dem so sehr variablen 

 Tageslicht bei mikroskopischen Untersuchungen überhaupt abzusehen und 

 eine constante künstliche Lichtquelle anzuwenden. Ich glaube nun 

 allerdings schwerlich, dass wir dahin kommen werden, wirklich gutes 

 Tageslicht durch künstliches ersetzen zu wollen, immerhin wird aber 

 dieses für die vielen ungünstigen Tage einen sehr vorteilhaften Ersatz 

 bieten. Nur für die Prüfung von Objectiven könnte eine ganz genau 

 in ihrer Intensität bestimmbare künstliche Lichtquelle, deren Qualität 

 mit dem Tageslicht genau übereinstimmt, und die in jedem Augenblicke 

 zur Hand ist, dem guten Tageslichte noch vorziehbar erscheinen. Dreht 

 man den Stab, so dass, eventuell bei etwas anderer Krümmung die freie 

 Endfläche nach der Seite oder nach unten sieht, so kann man opace 

 Objecte mit auffallendem Lichte beleuchten , und so diesen Apparat 

 bei Lupenbetrachtung z. B. der Präparirlupe von Schulze -Westien mit 

 Vortheil in Gebrauch nehmen. Man ersieht daraus bereits, dass der 

 Beleuchtungs-Apparat sehr mannigfacher Anwendung fähig ist, und dass 

 es nur sich noch darum handelt, die Lichtquelle selbst so herzurichten, 

 dass Qualität und Intensität genügen. 



Was sonstige Nebenapparate anlangt, so war der Zeiss'scIic „Fin- 

 der" wieder ausgestellt, der mir immer noch der beste zu sein scheint. 



Ferner waren die Nickel -Instrumente: Nadeln, Scheeren, 

 Pincetten ausser von Walb oder Jung auch von Haehtel (Breslau) 

 ausgestellt. Von letzterer Firma auch Präparirnadeln aus Iridiumplatin 

 mit Glasgriff. 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 35. 



