482 Kleinere Mittheilungen. V, 4. 



Kleinere Mittlieilungen. 



Die Bestimmung von Deekglasdicken an fertigen Präparaten. 



Von 

 Dr. S. Czapski 



in Jena. 



Von allen mit dem Mikroskop verbundenen Messvorrichtimgen wird 

 wohl die Theilung am Kopfe der zur Feineinstellung dienenden Mikro- 

 meterschraube am wenigsten benützt. Und doch läge häufig genug eine 

 Veranlassung zu ihrem Gebrauche vor. Denn abgesehen davon , dass 

 dieselbe bei mikrophysikalischen Untersuchungen innerhalb gewisser 

 Grenzen vielleicht complicirtere Apparate vorteilhaft ersetzen könnte, 

 ist die Bestimmung von Deckglasdicken an fertigen Präpara- 

 ten mittels derselben — nach einer kleinen Vorarbeit — eine so ein- 

 fache und wäre bei Anwendung starker Systeme mit Correctionsfassung 

 im Interesse einer guten optischen Wirkung derselben eine so wünschens- 

 werthe, dass diesem Gegenstande hier einige Bemerkungen gewidmet 

 sein mögen, welche hoffentlich zu einer häufigeren Verwendung dieses 

 werth vollen und bequemen Hilfsmittels anregen. 



Um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, muss man nur nicht der 

 gewöhnlich gegebenen Regel folgend das Resultat der directen Messung 

 (Einstellungsdifferenz auf obere und untere Fläche der Schicht) mit dem 

 Brechungsexponenten des betreffenden Mittels multipliciren. Denn einmal 

 wird dieser Brechungsexponent nur selten bekannt sein. Anderseits aber 

 gilt die Regel genau nur bei Benutzung von Objectiven minimaler Aper- 

 tur (für „unendlich enge" Strahlenkegel). Da aber die Einstellungsge- 

 nauigkeit mit der Grösse der Apertur wächst 1 , so folgt, dass man zu 

 solchen Messungen gerade Objective von ziemlich beträchtlicher Apertur 



t) Cfr. Dippel, Das Mikroskop. 2. Aufl. §. 116. 



