V. 4. Kleinere Mittheilungen. 483 



anwenden muss — soweit ihr Focalabstand noch deren Verwendung 

 zulässt. Objective — namentlich Trockensysteme — von allzugrosser 

 Apertur wird man anderseits schon aus dem Grunde nicht anwenden, 

 weil der Correctionszustand bei diesen zu sehr von den zwischen ihnen 

 und dem Object befindlichen Schichten anderen Brechungsvermögens 

 beeinflusst wird , die Einstellung also dieserhalb zu unsicher werden 

 könnte. Immerhin wird man das stärkste System wählen, welches 

 sich noch benutzen lässt, und dann trifft gewöhnlich die genannte Regel 

 nicht mehr zu, sondern die wahre Dicke einer Schicht weicht erheblich 

 von dem Product des (als bekannt vorausgesetzten) Brechungsexpouenten 

 und der Einstellungsdifferenz ab. 



Man verfährt dann am besten folgendermaasseu. Es seien z. B. 

 Deckglasdicken an fertigen Präparaten zu bestimmen. Das Ver- 

 fahren setzt voraus, dass man im Besitze einiger Deckgläser von genau 

 bekannter Dicke sei, etwa solcher die mit einem Deckglastaster gemessen 

 sind, oder der an der AßBE'schen Testplatte befindlichen. Man stellt 

 auf obere und untere Fläche derselben mit einem Objectiv von - 6 bis 

 09 Apertur bei centraler Beleuchtung durch eine gleichsinnige Drehung 

 der Mikrometerschraube ein und notirt die Grösse der erforderlichen 

 Drehung für jedes Deckgläschen. Es ist hierbei ganz gleichgiltig, ob 

 man den wahren Werth derMikrometerschraubentheilung kennt oder nicht. 

 Wenn die Flächen der Deckgläser keine natürlichen Anhaltspunkte für 

 die Einstellung bieten, so muss man durch Bestauben, Kratzen oder 

 dergl. solche hervorbringen. Vergleicht man die so erhaltenen Zahlen 

 mit den bekannten wahren Dicken der Gläschen , so erhält man — in 

 ihrem Quotienten — den Reductionsfactor, welcher für Messungen gleicher 

 Art in Geltung tritt, d. h. für Messungen anderer Deckgläser mit dem- 

 selben Objectiv, Ocular, Beleuchtungsdiaphragma und Tubusauszug. 

 Mit diesem Factor sind die Einstellungsdifferenzen dann stets zu multi- 

 pliciren, um die wahre Tiefe (Dicke) der Schicht zu erhalten. 



Ein Zahlenbeispiel wird dies erläutern : Zur Anwendung kamen ein 

 Objectiv DD von Zeiss, im Beleuchtungsapparat eine mittlere gewisse 

 Blende (von 8 mm Durchmesser) bei einer Tubuslänge von 155 mm, 

 und es wurden vier Deckgläser der Messung zu Grunde gelegt, deren 

 Dicken, mit einem Deckglastaster gemessen = 0*146, 0-168, 0-187 

 und 0-220 mm sich ergeben hatten. Die Differenz der Einstellungen 

 auf obere und untere Fläche derselben, N.B. immer an der gleichen 

 Stelle des Gesichtsfeldes, am besten in der Mitte desselben, war am 

 Kopf der Mikrometerschraube resp. = 35, 40, 45 und 52 partes. Hier- 

 aus folgt als Reductionsfactor (für lOOOstel Millimeter) 



31* 



