484 Kleinere Mittheilungen. V, 4. 



^ = 417- ^ - 4-20- ™ - 416- *° ~ 4-93- 

 35 ~ 4W ' 40 - 4 ^ u > 45 -4lb, 52 -4Jd, 



im Mittel also 4*19 oder rund 4*2. Sehen wir zu, wie genau dieser 

 Reductionsfactor den obigen Messungen selbst entspricht. Wenn wir die 

 Dicken dieser Deckgläser nicht gekannt hätten, sondern in der genannten 

 Weise die Einstellungsdifferenz ermittelt und diese mit 4*2 multiplicirt 

 hätten, so würde sich ergeben haben : 



0147 mm 0168 mm 0489 mm 0218 mm 

 statt 0-146 0-168 0487 Q-220 



Differenz + 0001 O'OOO + 0-002 - 0'002 



also in % = + % % + 1 o/„ _ 1 o/ o 



eine Genauigkeit , welche für die meisten in Betracht kommenden 

 Zwecke mehr als hinreichend sein dürfte. 



Um bei Tiefenmessungen die Accommodation des Auges möglichst 

 zu eliminiren, ist es gut, in der Focalebene des Oculars irgend welche 

 Marken anzubringen, welche dann stets gleichzeitig mit dem Bilde scharf 

 erscheinen müssen. Man bedient sich z. B. des Mikrometeroculares, dessen 

 mit dem Augenglase scharf eingestellte Mikrometertheilung aber hier 

 nur als solche Pointirungsmarke dient. 



[Eingegangen am 27. Octobcr 1888.] 



Verschiedenes über Mikrophotographie. 



Von 

 Dr. R. Neuhauss 



in Berlin. 



In jüngster Zeit vervollständigte C. Zeiss in Jena die Reihe seiner 

 Aprochromate durch ein neues Objectiv von 8 mm Brennweite und 

 065 Apertur. Dasselbe wird zwar schon seit zwei Jahren im Preisver- 

 zeichniss der Firma geführt, doch gelang es erst jetzt, alle Hindernisse, 

 die sich der Ausführung entgegenstellten, zu überwinden. Das System 

 eignet sich, wie die übrigen Apochromate, ganz besonders für photo- 

 graphische Zwecke. Als Vorzüge machen wir namhaft: unübertrefflich 

 farbenreine und scharfe Zeichnung, Zusammenfallen des chemischen 

 und optischen Brennpunktes und Ebenheit des Gesichtsfeldes trotz der 

 für ein so schwaches System verhältnissmässig hohen Apertur. — 



