V, 4. Referate und Besprechungen. 49 3 



geschah in den ersteren beiden Fällen mit Lampenlicht, im letzteren 

 vergleichsweise auch mit Tageslicht. Je nachdem hierbei der Plan- 

 spiegel, der Concavspiegel oder ein „Objectiv" zur Beleuchtung an- 

 gewandt wurde, ergaben sich unter sonst genau gleichen Verhältnissen 

 etwas verschiedene Messungsresultate. Dieselben weichen vom Mittel 

 um weniger als O05 Procent ab , werden als real verbürgt aber eine 

 Erklärung derselben nicht weiter versucht. Eine solche kann auch 

 schwer gegeben werden, da die Art der Beleuchtung nicht näher be- 

 schrieben ist. Bei Anwendung von Lampenlicht wurde der kleinste 

 Wertk mit dem Concavspiegel , der grösste mit „Beleuchtung durch 

 ein Objectiv" erhalten. Wenn hierbei die Oeffnung des Objectivs ver- 

 schieden stark in Anspruch genommen war, so können die Abweichungen 

 im Sinn sver hält 11 iss auch eines sehr gut corrigirten Systems sehr 

 wohl gross genug sein um den genannten Effekt auszuüben. Die ver- 

 kehrte Lage des Deckglases in dem einen Falle kann die Corrections- 

 verhältnisse natürlich merklich ändern, wenn das Objectiv ein starkes 

 war, was nicht angegeben ist, und Tageslicht unterscheidet sich vom 

 Lampenlicht meist in der Farbe und damit auch in der Vergrösserung. 

 Um über den wahren Grund der Abweichungen ein Urtheil zu gewinnen, 

 wären vor allem genauere Angaben über die in Betracht kommenden 

 Umständen erforderlich. Dr. S. Czapski (Jena). 



Schäfeb's hot-water circulation stage and Swift' s re- 

 gulator (Journ. R. Microsc. Soc. 1888 pt. 4 p. 649). 

 Der heizbare Tisch besteht aus einem ziemlich dicken Metallkasten 

 mit Einfluss- und Ausflussrohr für das heisse Wasser (dessen Tempera- 

 tur durch einen Quecksilberregulator constant erhalten wird) und ein 

 in den Kasten theilweise eingeschobenes Thermometer. [Weshalb diese 

 Construction Schäfer's hot-water stage heisst, sehen wir nicht ein, so- 

 viel uns bekannt, sind alle älteren heizbaren Tische von derselben Con- 

 struction. Von den neueren Formen unterscheidet sich diese „neue" 

 Errungenschaft nur dadurch, dass sie wegen ihrer Dicke für mittlere 

 und stärkere Vergrösserungen mit Condensorbeleuchtung ganz un- 

 brauchbar ist.] Behrens. 



Rowland's reversible compresso rium (Journ. R. Microsc. 

 Soc. 1888 pt. 5 p. 803). 

 Dieses Compressorium besteht aus zwei auf einander liegenden, 

 durch eine Schraube mehr oder minder zusammeupressbaren Metall- 

 streifen, die vorn einen Metallring tragen, welchem ein Deckglas ange- 



