494 Referate und Besprechungen. V, 4. 



kittet ist. Die Metallstreifen haben hinten einen runden Stiel, der in 

 einen Schraubenkopf endigt und durch einen Metallblock geht, in welchem 

 er an dem Schraubenkopfe gedreht werden kann. Behrens. 



Beaumoiit, C. R., Reservoir life-slide (Journ. R. Microsc. Soc. 

 1888 pt. 5 p. 804). 

 Ein metallener Objectträger besitzt einen mit Glasplatte verkitteten 

 Ausschnitt, auf welchem ein dünner Metallring angebracht ist. Dieser 

 trägt feine Rillen und ist dazu bestimmt , dass auf ihn das Deckglas 

 aufgelegt wird. Ein sich um den Ring ziehender, an ihn anschliessen- 

 der schief aufsteigender Metallhohlraum steht durch zwei kurze Röhr- 

 chen mit zwei rechts und links auf dem Objectträger stehenden Wasser- 

 reservoiren in Verbindung. Bringt man in die Mitte die zu beobachten- 

 den niederen Thiere oder Pflanzen unter Deckglas und füllt das eine 

 Reservoir mit Wasser, so wird dieses langsam das Präparat durch- 

 strömen bis die Wasserniveaus in beiden Reservoiren gleich hoch stehen. 

 [Es ist kaum nöthig, darauf hinzuweisen , dass dieser Apparat eine so 

 grosse. Menge von Unbequemlichkeiten besitzt, dass seine Anwendung 

 kaum in Frage kommen kann. Wer könnte es aushalten , den relativ 

 schweren Apparat stundenlang hin- und herzuschieben, wenn er den 

 Bewegungen eines Infusores, einer Schwärmspore, einer Diatomee folgt? 

 Durch den Wasser ström werden die Organismen an die von' dem ge- 

 füllten Reservoir abgewendeten Seite des Deckglases getrieben und 

 dann muss der umgebende Metallraum die Beobachtung bei stärkeren 

 Vergrösserungen verhindern , da das Objectiv an denselben anstösst. 

 Irgendwelche Manipulationen sind unter dem Mikroskope an dem 

 Präparat nicht vornehmbar, denn die beiden Reservoire sind im Wege 

 und erschweren sogar das Wechseln der Objective, ja machen es bei 

 einem Instrument, dessen Tubus mit Zahn und Trieb bewegt wird, ganz 

 unmöglich.] Behrens. 



Bruce's microtome for cutting whole Sectio ns of the 

 brain and other organs (Journ. R. Microsc. Soc. 1888 

 pt. 5 p. 837). 

 Das Mikrotom von Bruce unterscheidet sich wesentlich von den 

 gebräuchlichen Formen. Auf einem Metallkasten liegt eine Platte, wir 

 wollen sagen die Objectplatte, die an den Längsseiten eine Schwalben- 

 schwanzführung besitzt und mit dem Kasten durch 12 angelöthete 

 Pfeiler verbunden ist. Auf der Objectplatte wird das zu schneidende 

 Object befestigt (wie, wird nicht gesagt), der Kasten soll mit einer 



