534 Referate und Besprechungen. V, 4. 



obere Platte sofort wieder aufgelegt. Nach Erstarrung der Gelatine 

 reponirt man die Klammern und bringt das Plattenpaar in einen feuchten 

 Raum. Vollständige Verhütung der Luftinfection selbst bei langer 

 Dauer der Beobachtung, die constante horizontale Lage, die Leichtig- 

 keit der Entnahme von Proben der aufgegangenen Colonien , die Mög- 

 lichkeit der Untersuchung mit mittleren Vergrösserungen ohne in die 

 Notwendigkeit versetzt zu sein, den Apparat umzukehren, die Klarheit 

 der mikroskopischen Bilder — alles das sind Vorzüge, welche das be- 

 schriebene Verfahren theils vor der ursprünglichen KocH'schen Platten- 

 methode, theils vor deren mannigfachen seither empfohlenen Modifika- 

 tionen derselben aufzuweisen hat. Auch die Verzichtleistung auf den 

 Nivellirapparat, welches Moment Esmabch, Petei und Lipez als einen 

 Vortheil ihrer bezüglichen Methoden ' besonders hervorheben, ist er- 

 möglicht, wenn man nicht gerade 10 cc Gelatine auf einen Quadrat- 

 deeimeter Gelatine giessen will , sondern sich mit dünneren Gelatine- 

 schichten (etwa 2 cc mit dem sterilisirten Mündungsrand des Reagens- 

 gläschen gleichraässig auszubreiten) begnügt. In diesem Falle kann 

 man auf jedem eiuigermaassen horizontalen Tisch den Plattenguss vor- 

 nehmen. — Die Platten werden von Rohebeck (Berlin) in verschiedenen 

 Grössen geliefert. 



Balbes, Y., Ueber einige Apparate zur Bacterienunter- 

 suchung (Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. IV, 1888, 

 No. 1 p. 19). 

 Verf. beschreibt zunächst einen Thermostaten, welcher sich 

 vor den sonst gebräuchlichen viereckigen doppelwandigen Vegatations- 

 kästen 2 dadurch unterscheidet, dass er aus zwei gesonderten Fächern 

 besteht, die durch Herausnahme der Einlagen vereinigt werden können, 

 so dass hierdurch ein Innenraum von 65 cm Breite und 40 cm Höhe 

 hergestellt wird. Der Apparat besitzt Doppelthüren mit je zwei Flü- 

 geln und einen verschiebbaren Asbestverschluss. Die Gleichmässigkeit 

 der Erwärmung im Innern des Apparats ist durch prompte Ventilation, 

 durch die Grösse der VVassermenge namentlich im oberen Theile des 

 Wasserraumes, durch genauen Verschluss der Doppelthüren und durch 

 eine Asbestlage, welche den durchlöcherten Boden des Apparates trägt, 



') Cfr. diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 523, Bd. IV, 1887, p. 101 und 

 p. 390. Ref. 



2 ) Verf. erwähnt, dass er im Jahre 1884 bei Dr. R. Müscke in Berlin 

 den ersten derartigen Apparat nach seinen Angaben habe anfertigen lassen. 



Ref. 



