VII, 1. Referate und Besprechungen. 77 



untere Hebelarm endlich setzt den beschriebenen Flammenregnlator in 

 Bewegung, mit dem er durch einen an seinem freien Ende befindlichen 

 Stift in Verbindung steht, der in die spaltförmige Lücke eines an dem 

 Regulationsrade befestigten Metallstreifens eingreift. 



Noch eine offenbar recht praktische, aber mehr nebensächliclie 

 Modification hat Verf. an dem d'ARsoxvAL'sclien Thermostaten vorge- 

 nommen. Er hat denselben nämlich statt des abhebbaren Deckels mit 

 seitlichen Thüren versehen. Die Thiirflügel haben doppelte Wandungen 

 und sind mit erwärmtem Wasser erfüllt wie die übrige Ofenwand, und 

 zwar steht ihr Inhalt in directer Communication mit der Hauptwasser- 

 masse, indem die Charniere, in welchen die Flügel hängen, so coustruirt 

 sind, dass sie selbst als Wasserleitungsröhren fungiren. 



Die Angaben des Verf. über die Inbetriebsetzung des Apparats 

 dürfen hier wohl übergangen werden, um noch einigen Bemerkungen 

 über die praktische Brauchbarkeit desselben Platz zu geben. Was uns 

 Verf. über die an seinem Ofen trotz experimentell erzeugter, starker 

 äusserer Temperaturdifferenzen von ihm beobachteten Temperatur- 

 schwankungen berichtet, ist durchaus zufriedenstellend. Während einer 

 fünfmonatlichen Thätigkeit des Brutofens soll die Temperatur sicli inner- 

 halb einer Scliwankungsbreite von l** C. bewegt haben. Freilich, wem 

 eine Gasleitung zur Verfügung steht, der wird, obwohl Gas ein theureres 

 Heizmaterial ist als Petroleum, dem wohlerprobteu d'AiisoNVAL'schen 

 Thermostaten unweigerlich vor dem Apparat des Verf. den Vorzug 

 geben, schon weil das Instandhalten einer Petroleumlampe (ein öfteres 

 Auffüllen der Lampe mit Petroleum oder einem Destillat desselben, das 

 Verf. übrigens vorzieht, uunöthig zu macheu, verbindet er das Bassin 

 mittels eines Schlauches mit einem grösseren nur alle 8 bis 12 Tage 

 einer Neufülhing bedürftigen Reservoirs), das öftere, nach der Angabe 

 des Autors täglich zwei- bis dreimal nothwendige Putzen des Doclites, 

 das gleichmässige Beschneiden desselben etc. etwas unbequem und zeit- 

 raubend sein muss. Immerhin dürfte der beschriebene Brutofen eine 

 schätzenswerthe Aushülfe gewähren, wo eine Gasleitung nicht zur Hand 

 ist. Uebrigens darf es wohl auch als ein Vorzug des neuen Thermo- 

 staten angesehen werden, dass er uns von den oft so leidigen Gasdruck- 

 schwankuugen gänzlich unabhängig macht. Cr. Troje {Tübingen). 



Hermail, M., Apparat zum Imprägniren von histologisch- 

 anatomischen Stücken und zur Herstellung der 

 Gelatineröhren nach Esmaech (Centralbl. f. Bacteriol. 

 n. Parasitenk. Bd. VII, 1890, No. 2 p. 55). 



