vir, 2. Kleinere Mittheilungen. 161 



Kleinere Mittlieilungen. 



Ueber eine Verbesserung des SeMittenmikrotoms. 



Von 

 Prof. Dr. R. Thoma 



in Dorpat. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Im vierundachtzigsten IJande des Archivs für pathologische Ana- 

 tomie habe ich vor einer Reihe von Jahren eine kurze Mittheilung über 

 ein von mir construirtes Doppelschlitten - Mikrotom gemacht. Dieses 

 unterschied sich im wesentlichen darin von früheren derartigen Instru- 

 menten, dass Messerschlitten und Objectschlitten nur mit je fünf Punkten 

 oder kleinen Flächenelementen die Schlittenbahn berührten. Es konnte 

 damals darauf hingewiesen werden, erstens, dass zur genauen Füh- 

 rung eines zwischen zwei Ebenen gleitenden Schlittens mindestens fünf 

 Berührungspunkte erforderlich sind, und zweitens, dass fünf solche 

 Berührungspunkte genügen in dem Maasse, als praktisch bereits ein 

 sechster Berührungspunkt die Gefahr von Störungen bedingt. Ebenso 

 wie beispielsweise ein Fernrohrstativ auf drei Füssen sicherer ruht als 

 auf vier Füssen, so gleitet ein Mikrotomschlitten zwischen zwei sich 

 schneidenden Ebenen ungleich besser auf fünf Berührungspunkten als wie 

 auf sechs oder mehreren. Fallen die sechs Berührungspunkte nicht 

 vollkommen mathematisch genau in die beiden Gleitebenen, oder bieten 

 letztere kleine üngenauigkeiten dar, welche bei Temperaturwechsel 

 leicht entstehen, so wird der Schlitten, obwohl sechs Berührungspunkte 

 an ihm angebracht sind, doch nur auf fünf Punkten stehen und gleiten. 

 Bei der Gleitbewegung aber steht es ihm dann frei, auf welcher Com- 

 bination von fünf Punkten er ruhen will, und es sind, wenn sechs Be- 

 rührungspunkte vorgesehen sind, sechs solche Combinationen möglich, 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. Vll, 2. 11 



