VII, 2. Referate und Besprechungen. 177 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Fuess, R., üeber Mikroskope für krystallographische 

 und petrographische Untersuchungen (Neues Jahrb. 

 f. Mineral. Beilage-Bd. VII, 1890, p. 55—89). 



Die neue und verbesserte Form, welche der Vei'f. seinen Mikro- 

 skopen vor fünf Jahren gegeben hat, ist bereits durch Rosenbusch in 

 einem Nachtrage zu seinem bekannten Werke * kurz beschrieben worden. 

 Inzwischen hat dieselbe nicht allein eine weitere Vervollkommnung er- 

 fahren, sondern auch in Bezug auf die Nebenapparate haben wichtige 

 Neuerungen und Neuconstructionen stattgefunden , über welche das 

 Wesentlichste der ausführlichen Darstellung entnommen werden soll. 



Das Stativ besitzt einen schweren hufeisenförmigen Fuss, auf 

 welchem sich der Ständer erhebt, in dessen Gabelung der Mikroskop- 

 körper drehbar so eingelagert ist, dass selbst das horizontal gerichtete 

 Instrument von der FLäche des Arbeitstisches ziemlich weit entfernt 

 bleibt. Es ist dies ein in Folge des hohen Drehpunktes anderen Instru- 

 menten gegenüber erzielter Vorzug. 



Der Objecttisch hat eine Einrichtung erhalten, welche feinere 

 Messungen gestattet. Der Rand des drehbaren Tisches ist in halbe 

 Grade eiugetheilt und bestreicht zwei feste Nonien, welche die Ablesung 

 einzelner Minuten gestatten. Am Rande des Tisches ist ein feiner 

 Zahnkranz eingeschnitten , in welchen ein Trieb a (Figur 1) eingreift, 

 damit der Tisch langsam gedreht und mit grösserer Sicherheit eingestellt 

 werden kann. Durch einen Hebel h kann der Trieb ausgerückt werden. 

 Auf der drehbaren Tischplatte ist der K r e u z s ch li 1 1 e n t i s c h (Figur 2) 

 befestigt, dessen eine Bewegungsrichtung mit mikrometrischer Messvor- 

 richtung versehen ist, welche ein Intervall von O'Ol mm anzuzeigen im 

 Stande ist. Die Schraube 6'' für die andere Bewegung besitzt eine 

 starke Steigung, um das Präparat schnell durch das Gesichtsfeld führen 

 zu können. Die Verschiebungen der Längsschlitten werden durch an- 

 gebrachte Längsscalen gemessen. Man ist auf diese Weise im Stande, 

 bemerkenswerthe Stellen im Präparate leicht wiederauffiuden zu können. 

 Vorrichtungen unter dem Objecttische. Der in ver- 

 ticaler Richtung verstellbare Hohl- und Planspiegel befindet sich an 

 einem seitlichen drehbaren Arme. — In die feste Platte des Object- 



') RosENnrscH, H., Miki-oskopische Physiographie der Mineralien und Ge- 

 steine Bd. I, 1885, p. 562. 



Zeitschr. f. wiss. Miki-oskopie. VII, :i. 12 



