VII, 2. Referate und Besprechungen. 181 



Zahlen den Abstand des Ociilar vom Objectiv, also die jeweilige Tubus- 

 länge, angeben. Hierdurch kann diejenige Stellung des Auszugsrohres, 

 bei welcher man bei den verschiedenen Objectiven die Achsenbilder 

 ohne Parallaxe sieht , ein und für allemal festgestellt werden. — Auf 

 das Ende des Ocnlarrohres J? wird ein Analysator aufgesteckt. Die 

 Fassung enthält einen Schlitz, welches ebenfalls die unten in den Tubus 

 einzuschiebenden Quarz-, Gypsblättchen u. s. w. aufnehmen kann. 



Ocularc. Hierzu dienen die HuYGHEN'schen Oculare No. 1, 2 

 und 3, sowie das RAMSDEN'sche Ocular No. 4, welches letztere meist 

 in Verbindung mit dem lliilfsobjectiv benutzt wird. Für stauroskopische 

 Messungen sind die Oculare vou Berteand* und Calderon- beigegeben. 



Ättrihute. 

 A. Besondere Bcleuchhmgsapparate. 



1. Die numerische Apertur von Condensorsystem und 

 Obj ecti vsy stem ist, wie Liebisch gezeigt hat^, das Maass für den 

 Umfang, in welchem im convergeuten polarisirten Lichte die Literferenz- 

 figuren und Absorptions))hänomene an doppelbrechenden Krystallplatten 

 überblickt werden können. Die bereits vor fünf Jahren vom Verf. zu 

 diesem Zwecke construirten besonderen Linsensysteme von der nume- 

 rischen Apertur 1"47, welclie in Verbindung mit einem grossen Nicol- 

 schen Prisma, rcsp. (Uasplattonsatz und einer stark brechenden Immer- 

 sionsflüssigkeit verwendet werden , haben jetzt eine weitere Erhöhung 

 der numerischen Apertur erfahren. 



2. B e 1 e u c h t u n g s a p p a r a t von Abbe *. Die vom Verf. vor- 

 geschlagene Modification gestattet zwar nicht die Drehung desselben 

 um die Achse des Instrumentes, doch bietet hierfür der drehbare Object- 

 tisch vollständigen Ersatz. 



3. Spectropolarisator von Abbe ^ zur Beleuchtung mit homo- 

 genem Lichte. 



4. Haibsc hattenpolarisator (Zwillingsnicol) für staurosko- 

 pische Messungen. Derselbe wird in die verschiebbare Hülse unter 

 dem Mikroskope angebracht. Der Einfall des Lichtes geschieht durch 



>) Zeitsclir. f. Krystallogr. Bd. I, 1877, p. G9. 



2) Zeitsclir. f. Kry.stallogr. Bd. II, 1878, p. 70. 



3) Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wiss. u. d. G.A.-Üniv. in Göttingen. 

 1888, p. 202. 



*) Dipi'Ei., L., Das Mikroskop. Bd. I, 1882, p. 6l6. 

 •^) DippEi-, L., I. c. Bd. I, 1882, p. 620. 



