VII, 2. Referate und Besprechungen. 185 



auf einer Grundplatte aufgebaut, welcher auf den Tisch gesetzt und 

 durcli Federklammern gehalten wird, lieber dieser Platte liegt die 

 horizontale Achse, an deren äusserem Ende der Theilkreis aufsitzt. Der- 

 selbe ist in Grade getheilt und bestreicht einen Nonius, dessen Theilung 

 fünf Minuten angiebt. Das untere Ende der Achse Ä ragt stielförmig 

 aus seiner Lagerung bis nahe zur Mitte des Apparates hervor und ist 

 an der Endfläche trichterförmig ausgebohrt. Der Achse gegenüber, in 

 der Verlängerung derselben, ruht locker in zwei Lagerstellen ein cylin- 

 drischer Bolzen B, dessen inneres Ende gleichfalls trichterförmig au- 

 gebohrt ist. Der Bolzen ist in der Richtung der Achse durch die 

 Schraube B verschiebbar und treibt bei Linksdrehung der Mutter N 

 eine Spiralfeder den Schraubenschaft, dessen Endfläche auch eine trichter- 

 förmige Vertiefung hat, in welche die Spitze des Bolzens beim Vorschub 

 des Schaftes eintritt. Bei der Rechtsdrehung wird der Schraubenschaft 

 zurückgezogen und mit demselben auch der Bolzen, indem ein am Ende 

 angebogener umlaufender Stift 5 hinter das am Bolzen befestigte Scheib- 

 chen greift. Bringt man nun die aufeinandergelegten Ilalbkngcllinsen 

 so vor die Achse des Instrumentes, dass von beiden Linsen ein Kugel- 

 abschnitt in die trichterförmige Ausdrehung tritt, so wird der Trichter- 

 rand des Bolzens nach dem Zurückdrehen der Mutter die beiden Glas- 

 linsen ergreifen und gegen den corrcspondirenden Rand der Achse 

 drücken, dieselben festhalten und auch centriren. Durch den Druck der 

 Spiralfeder hebt sich aber auch der Bolzen selbst in eine zur Achse 

 centrische Lage, indem sich derselbe einerseits an den Kugelflächen der 

 Linsen und am anderen Ende durch das Eintreten seiner Spitze in die 

 Trichtorhöhlung des Schraubeuschaftes selbst centrirt und von seinen 

 vorherigen Lagerstellen frei abhebt. Bei einer Drehung der Achse wird 

 demnach der Druckbolzen mit rotiren , weil die Reibung an seiner ge- 

 härteten Spitze nur gering ist. — Die Linsen ^ lassen sich mit Hülfe 

 einer Pincette, deren Angriffsstellen kugelig ausgehöhlt sind , ziemlich 

 leicht in diejenige Lage bringen, welche für die Betrachtung der Objecte 

 erforderlich ist. — Als Objectiv wird No. 7 (IIaetnack) mit abge> 

 schraubter Frontlinse verwendet, an deren Stelle eine der Halbkugeln 

 tritt. Das für diesen Apparat besonders construirte Condensorsystem 

 wird dem Polarisator aufgesetzt. Zum Einsetzen der Linsen dient eine 

 dem Apparate beigegebene Vorrichtung. 



3. Goniometer für mikroskopische Krystalle beruht 

 auf dem Principe, dass die in Betracht kommende Kaute eines Krystallea 



1) Brecbungsexponent = 1-73 für Na. 



