186 



Referate und Besprechungen. 



VII, 2. 



9. 



niinof versehen ist. Die Halbku2'el 



parallel zur optischen Achse des Mikroskops zu stellen, um alsdann mit 

 Hülfe der Ocularfäden und des Tischkreises der Flächenwinkel zu messen 

 ist. — Auf einer dem Kreuzschlittentische aufzusetzenden Fussplatte er- 

 hebt sich ein Ständer, welcher eine horizontale Achse mit dem Tlieil- 

 kreise T (Figur 5) trägt. An dem der Mitte des Mikroskopes zugewen- 

 deten Ende der Achse ist ein 

 Winkelarm 7C angebracht, des- 

 sen einer Schenkel einen Ring 

 bildet, welcher der Kreisachse 

 parallel ist. In den Ring ist 

 ein zweiter drehbarer Ring r 

 eingelegt, und in diesem lagert 

 die allseitig bewegliche Hohl- 

 kugel Ä', die mit weiter coni- 

 scher Ausbohrung sich nach 

 unten öffnet, in ihrer Ebene 

 aber mit enger centraler Oeff- 

 -o .vx^^..v... .^.,. ^.^ «öv-i haftet mit einem zähen Schmier- 

 mittel in ihrem Lager und bleibt bei der Verschiebung durch Adhäsion 

 in jeder Lage stehen. Auf der Ebene der Halbkugel ist eine radial 

 verlaufende Rinne eingeschnitten zur Aufnahme einer Nadel , welcher 

 das geränderte Scheibchen s aufgesetzt ist. Die Nadel wird durch den 

 Druck einer gabelförmigen Feder in der Rinne gehalten und kann an 

 dem vorspringenden Scheibchen gedreht Averden. Die Achsen des Theil- 

 kreises, des Ringes, der Hohlkugel und die Achse der Nadel schneiden 

 sich in der Spitze derselben. — Die genaue Orientirung wird mit Hülfe 

 einer in die Bohrung der Kreisachse eingesteckten Nadel mit excen- 

 trischer Spitze bewirkt, indem das schwach vergrösserte Bild der letz- 

 teren unter 180 " Drehung mit dem Faden in Contact gebracht wird. 

 — Ein geringer Ueberzug der Nadelspitze mit einer klebrigen Substanz 

 genügt zu Anheften eines mikroskopischen Krystalles. Die Justirung 

 desselben kann meist mit der allseitigen Bewegungsfähigkeit der Halb- 

 kugel geschehen. Die Messung des Winkels geschieht am besten mittels 

 des Oculargoniometers. 



4. Vorrichtung zur Beobachtung der inneren und äusseren 

 conischen Refraction. Dieselbe besteht aus der oben (p. 182) er- 

 wähnten Beleuchtnngsvorrichtung und einem nach den Angaben von Lie- 

 bisch* constrnirten, auf dem Objecttiscli zu befestigenden Krystallträger. 



') Liebisch in Nachr. v. d. K. Gesellsch. d. Wiss. u. d. G.A.-Univ, in 

 Göttingen, 1888, p. 126. 



