Band VII. Heft 3. 



Das Sclinitt-Aufldehe-Mikrotom. 



Von 

 Prof. H. Strasser 



in Bern. 



Hierzu fünf Holzschnitte. 



Bekanntlich ist jedes gnte Mikrotommesser so beschaffen und so 

 eingestellt, dass im Vergleich zur Schärfe der Schneide und der von 

 ihr beim Schneiden beschriebenen Ebene alle übrigen Punkte der Klinge 

 vom Object weiter zurückstehen. Die ganze Klinge ist aus der Schnitt- 

 ebene herausgedreht, am wenigsten natürlich ihre untere, dem Object 

 zugewendete Seite. Der Hohlraum zwischen ihr und der Schnittebene 

 darf um so kleiner sein, je geringer die Menge von Detritus ist, die 

 sich beim Schneiden bildet und an die Unterseite der Schneide gelangt. 

 Stärker abgedreht zur Schnittebene ist natürlich die vom Object abge- 

 wendete, obere Breitseite der Klinge und speciell diejenige der Schneide. 

 Von der Grösse des Winkels, den sie mit der Schnittebene bildet, hängt 

 es bei sonst gleichen Bedingungen (gleicher Schnittdicke, gleicher Be- 

 schaffenheit der zu schneidenden Masse) ab, ob der Schnitt bei seiner 

 Abtrennung mehr oder weniger geschädigt, abgesprengt, abgebrochen 

 oder wenigstens ruckweise geknickt wird, oder ob er unter gleichmässi- 

 ger Zusammenscliiebung bleibend aufwärts sich krümmt und einrollt, oder 

 ob er nur vorübergehend aufgebogen wird und die Fähigbeit beibehält, 

 sich wieder gerade zu strecken. 



Anderseits ist natürlich je nach der Beschaffenheit der zu schnei- 

 denden Masse bei derselben Neigung der Oberseite der Schneide und 

 bei derselben Schnittdicke das Resultat ein sehr verschiedenes. 



Zeitsehr. f. wiss. Mikroskopie, VII, 3. 19 



