346 



Referate und Besprechungen. 



VII, 



Referate und Besprecliiing-en. 



1. Präparationsmethoden im Allgemeinen. 



Aubert, Das binoculare Perimikroskop (Pflügek's Archiv f. 



d. ges. Physiol. Bd. XLVII, 1890, p. 341—346 m. 2 Figg.). 



Verf. beschreibt und empfiehlt das auf seine Veranlassung hin 



von dem Mechaniker Herrn Westien in Rostock construirte Instrument. 



Dasselbe ist im wesentlichen eine WESTiBN'sche biuoculare Lupe mit 



bedeutend stärkerer. Vergrösserung (25malig). 



Wie die beistehenden beiden Figuren erkennen lassen, besteht 



das Instrument aus einem Dop- 

 Pj $ P, peltubus, der mittels eines Ge- 



stells, das sich auf die beiden 

 Säulen B, JB' stützt, auf dem 

 schweren Rahmen A aufruht. 

 Wie bei der WESTiEN'schen 

 Lupe, sind die Objectivlinsen 

 an der Seite, an welcher sie 

 zusammenstossen, so abge- 

 schliffen, dass die beiden Seh- 

 linien sich genau auf dem Ob- 

 ject vereinigen. Das wahre 

 Gesichtsfeld hat bei 25maliger 

 Vergrösserung 10 mm Durch- 

 messer, der Abstand zwischen 

 Objectiv und Object beträgt 

 40 mm. Lichtstärke, Sehtiefe 

 und stereoskopischer Effect 

 sollen durchaus befriedigend 



sein und eine genaue Präparation des Objects mittels feiner Nadeln 



gestatten , wobei der Rahmen A als Stütze für die Hand dient. Die 



