416 Referate und Besprechungen. VII. 3. 



mit einem Loche versehen sind, kann so eingesetzt werden, dass sie je- 

 weils in die einander zugekehrten Spitzen der Schuhsohlen eingreifen. 

 Werden nun die mit entsprechenden Löchern versehenen Schuhobertheile 

 auf die Sohlen gesetzt und die die beiden Theile verbindenden Schrau- 

 ben angezogen, so ist eine leitende Verbindung der beiden Metallplatten 

 auf der Schieferplatte hergestellt. Ferner lässt sich der eine Ober- nnd 

 Unterschuh gegen den anderen bewegen und geht, wenn der Druck nach- 

 lässt, durch eine Feder zurück. Auf diese Weise sind die Platinbleche 

 stets angespannt und halten das zwischen sie befindliche Präparat fest. 

 Als Wärmequelle dient eine Thermosäule nach E. Raub's Patent. Die 

 nach dem Objecttische geleitete Elektricität geht durch einen Rheosta- 

 ten, um deren Wirkung an der Vereiniguugsstelle des Stromes reguliren 

 zu können. Die Vorrichtung kann sowohl zu Untersuchungen im parallelen 

 wie im convergenten polarisirten Lichte dienen, im letzteren Falle ist 

 darauf Bedacht zu nehmen, dass das untere Condeusorsystem sowie das 

 Objectiv nur im Momente des Erwärmens genähert und dann schleunigst 

 wieder entfernt wird. 



Im Betreff der Beobachtungsmethode kommt der Verf. zu- 

 nächst auf seine kürzlich gemachten Vorschläge zurück ^ Als Flüssig- 

 keiten zum Einbetten von Krystallen und Krystallfragmenten werden 

 empfohlen die Losung des Kaliumquecksilberjodid (no = 1*720 bei einem 

 specif. Gewicht von 3*16), welches sich mit Wasser, sowie das Methylen- 

 jodid (wß = 1'741 bei 16° C), welches sich mit Benzol (wz> = 1*5 bei 

 15" C.) beliebig verdünnen lässt. Bei der Operation verdünnt man die 

 Flüssigkeit so lange, bis der Krystall für eine mittlere Lage in derselben 

 annähernd verschwindet. Durch passendes Drehen sucht man alsdann 

 die Richtung der spitzen Bisectrix bei zweiachsigen, der optischen Achse 

 bei einachsigen in die Visirlinie zu bringen und bringt die Flüssigkeit 

 durch weiteres Verdünnen oder Concentriren dahin, dass für diese 

 Richtung der Krystall in ihr verschwindet. Der Brechungsexponent 

 der Flüssigkeit lässt sich am bequemsten mit Hülfe eines AnBE'schen 

 Refractometers bestimmen. Für derartige Untersuchungen können schon 

 verhältnissmässig recht dicke Krystalle verwendet werden, und zwar darf 

 bei einachsigen die Dicke bis zu 1*5 cm betragen, bei zweiachsigen je- 

 doch nur 5 bis 6 mm, falls der Achsenwinkel gross ist und man noch 

 beide Achsenpole übersehen will. 



Sollen von ganzen Krystallen oder Bruchstücken derselben Dauer- 

 präparate behufs Untersuchung im parallelen polarisirten Liclite ange- 



') Cfr. diese ZeitscLr. Bd. VH, 1890, p, 411. 



