Band VII. Heft 4. 



Ein neuer heizbarer Objeettiseli nebst 

 Beni erkunden über einio-e Heizeinrielituno-en. 



Von 

 Dr. ^^. Pfeffer, 



]*rotVssnr in Leipzijj. 



Hierzu fünf Holzschnitte. 



Trotz der mannig'faclien Einrichtungen für mikroskopisclie Beob- 

 achtungen in constanter Temperatur dürfte docli die Bekanntmach- 

 ung eines bequem zu liandhabenden lieizbaren Objecttisches erwünsdit 

 sein, welcher vollkommener als die gebräuchlichen A])parate die wahre 

 Temperatur des Objectes angiebt und beliebig lange eine constante 

 Temperatur zu erhalten gestattet. Erreicht wird dieses durch Wasser 

 von regulirbarer Temperatur, in welchem die Objectträger untergetaucht 

 liegen, während durch Trockenlinsen oder Immersionslinsen beobaclitet 

 werden kann *. 



Die Gesammtanordnnng geht aus Figur 1 und 2 hervor. Als 

 Wasserbehälter (g) dient ein rechteckiger Glaskasten von ungefähr 

 110 mm Länge, 70 mm Breite und 35 mm Höhe, In diesem befindet 

 sich etwa 4 bis 8 mm über der BodeuHäche der Objectträger o auf ein- 

 gelegten Glasbrückchen, die aus dünnen Glasstreifen durch Ankitten 

 von Glasfüssen leicht herzustellen sind. Das Erwärmen des Wassers 

 geschieht durch eine Kupferplatte (Je) genügender Grösse, welche übri- 

 gens, mit Weglassung des Thermometers, nach dem Princip des M. 

 ScHULTZK'schen Objecttisches gebaut ist. Die Regulation der unter den 



') Der Apparat kann von dem Mechaniker Pinznu) in Leipzig, Bayersche 

 Strasse No. 13 bezogen werden. 



ZeitscUr. i. wiss. Mikroskopie. VU, 4. aO 



