VII, 4. Pfeffer: Ein neuer heizbarer Objecttisch. 439 



presst liegt. Auf diese Weise sind ohne wesentlichen optischen Nach- 

 theil z. B. noch die Objective Zeiss D und Seibekt V zu Beobachtungen 

 an den untergetauchten Objecten verwendbar. 



Ausserdem lassen sich c) alle Trockenliusen natürlich benutzen, 

 wenn man auf das über dem Object liegende Deckglas einen genügend 

 weiten dünnwandigen Glascyliuder kittet, der über das Wasserniveau 

 des Glaskastens ragt' und also über dem Deckglas einen Luftraum er- 

 hält (vgl. Figur 3 li). Diese Zusammenstellung gestattet auch die An- 

 wendung von Oelimmersionen und erlaubt, um ein Abtrocknen zu ver- 

 meiden, eine etwas grössere Menge des flüchtigen Oeles in den Cylinder 

 zu geben, sofern letzteres den Kitt nicht angreift. Solches ist durch 

 Ueberziehen des Kittes mit einer Leimschicht zu erreichen. 



Die einfachen Objectträger sowie die Feuchtkammern nehmen 

 schnell und vollständig die Temperatur des umspülenden Wassers an. 

 Bei der schnellen Wärmezufuhr durch dieses hat auch die Annäherung 

 eines Immersionssystemes oder eines nach der Methode b. gedeckten 

 Trockensystemes keinen merklichen Einfluss auf die Temperatur des 

 Deckglases, resp. des unter diesem liegenden Objectes, während in Luft 

 auf diese Weise eine erhebliche Abkühlung eintreten kann^. Dieser 

 Fehler fällt zwar bei der Zusammenstellung c. weit geringer aus, als 

 z. B. bei Verwendung eines Objecttisches , dessen Metallplatte den 

 Objectträger zu erwärmen hat. Immerliin dürfte in der Zusammen- 

 stellung c. in Feuchtkammern bei einer Wassertemperatur von 50 ^ C. 

 die Temperatur des Häugetropfens um 0'2 bis 0'4" C. hinter der des 

 Wassers zurückbleiben können ^. Ich entnehme dieses aus Messungen, 

 in welchen das sehr kleine Quecksilbergefäss eines geeignet geformten 

 Thermometers sich in dem Häugetropfen einer Feuchtkammer aus Glas 

 befand, Messungen, welche ausserdem zeigten, dass die Temperatur des 

 umspülenden Wassers und des Ilängetropfens auch dann übereinstimmten, 

 wenn dem Deckglas ein Objectiv (nach Methode a oder b) sehr nahe 

 gerückt war. 



Die Temperatur der Objecto wird also genau durch die des um- 

 spülenden Wassers bemessen, und es kommt nur darauf an, dieses in 



>) Den äusseren oberen Rand überzieht man vortheilhaft mit etwas Wachs. 



2) Vgl. z. B. GscHEiDLEK, Ph3'siologische Methodik 1876, p. 251; Dippel, 

 L., Das Mikroskop und seine Anwendung Bd. I, 1882, 2. Aufl. p. 655; Velten, 

 W., Die Einwirkung der Temperatur auf die Protoplasmabewegung, Flora 1876, 

 No. 13 p. 194. 



3) Dieser Fehler steigt natürlich mit Vergrösserung des der Wasserbe- 

 rührung entzogenen Flächenstücks. 



